66 



L Agricoltura Coloniale 



A titolo di esempio diamo la tabelletta che con tale metodo è 

 stata ottenuta per una località situata all'altitudine metri 348. 



790- 



788- 



76*: 



■30.5 



-Zi' 



tSO- 



•»l~ 



'•*- 



8-29 ft 



-IB.S 



-27.5 



FÌ2. 11. 



Barometri inglesi. — In molte Colonie viene 

 tuttora espressa in pollici la misura della pressione 

 barometrica, e per avvantaggiare le riduzioni che tal- 

 volta si credesse fare, diamo nella fig. 1 1 la corri- 

 spondenza tra millimetri e pollici inglesi. 



Barometri metallici - Aneroidi. — Si compongono 

 essenzialmente di un piccolo serbatoio in metallo sottile 

 e a pareti molto elastiche, dentro cui 1' aria è stata 

 tolta quasi del tutto. 



Nel tipo comunemente detto Bourdon, il serbatoio 

 risulta formato di un tubo a sezione ellittica, curvato 

 in forma di cerchio, fissato pel suo mezzo e libero 

 alle estremità, nel quale è stato praticato il vuoto. Le 

 variazioni della pressione atmosferica danno luogo a 

 graduali deformazioni più o meno grandi del tubo, per 

 cui le estremità si avvicinano o si allontanano l'una 

 dall' altra. Siffatti movimenti vengono trasmessi per 

 mezzo di una leva ad una cremagliera, che a sua volta 

 ingrana con una rotella e mette in movimento l' ago 

 fissato a quest'ultima. 

 Nel tipo detto del Vidi, e perfezionato dal Bréguet, il tubo è 

 rimpiazzato da una scatola circolare a faccie scannellate per evitare 

 le deformazioni a scatti : le facce, molto elastiche, sono mantenute 

 discoste da una molla, e dentro la scatola si è praticato il vuoto. 

 La flessione della molla fa equilibrio alla pressione atmo.sferica, che 

 tende ad avvicinare o allontanare le due facce a seconda che essa 



