Meteorologìa coloniale 59 



Notiamo ancora che le predette indicazioni del tempo ven- 

 gono dai costruttori tracciate empiricamente, considerando il valore 

 di 760 mm. come tempo costante, e attribuendo ai valori crescenti 

 bel tempo e ai valori decrescenti un tempo sempre cattivo quanto 

 più si allontanajio dal detto valore di 760. Cosicché, per i costrut- 

 tori, tali indicazioni valgono per un luogo posto al livello del mare, 

 e se vuoisi adoperare l'aneroide in un altro luogo collocato a diversa 

 altezza, bisogna spostare il quadrante su cui sono tracciate dette 

 indicazioni in modo che la dicitura costante corrisponda a quel 

 valore che segnerebbe un barometro portato a quella altezza allor- 

 quando la pressione al mare fosse di 760 mm. 



Barografi. — Per esaminare le variazioni diurne della pressione 

 barometrica, si adoperano strumenti registratori, detti barografi, che 

 si distinguono in barografi metallici e barografi a mercurio. 



Quest'ultimi funzionano egregiamente e non occorre un continuo 

 campionamento ; presentano però l' inconveniente di non potersi facil- 

 mente trasportare e la loro collocazione richiede speciali precauzioni. 



Tra i tipi di barografi metallici sono più diffusi quelli costruiti 

 da Richard (Parigi) che risultano essenzialmente di un barometro 

 aneroide costituito da 6 a 8 scatole metalliche sovrapposte, da cui è 

 stata estratta 1' aria ; queste sono formate da due sottili lamine, sal- 

 date ai bordi e fissate le une alle altre in una colonna verticale. 

 Le due lamine, che tendono ad avvicinarsi, sono mantenute disco- 

 ste per r azione antagonista di una molla disposta all' interno e for- 

 mata di due piastrine di acciaio curvate che si sostengono l'una 

 sull'altra per le loro estremità. Ciascuna di queste scatole porta, 

 secondo il suo asse e su ciascuna base, una piccola appendice spor- 

 gente all' infuori; di queste appendici, una ha la forma del passo 

 di vite, l'altra ha la forma di madrevite, e in tal modo si può so- 

 vrapporre una serie di queste scatole disponendole in colonna ver- 

 ticale e avvitandole successivamente l'una sull'altra. La scatola 

 inferiore è fissata sul fondo della cassetta che contiene tutto l'ap- 

 parecchio, e così la scatola superiore si solleva o si abbassa, per 

 ogni variazione della pressione atmosferica, di un'altezza che è 

 uguale alla somma degli spostamenti di ciascuna scatola. 



Grazie ad un sistema di leve e ad un ago amplificatore, questo 

 movimento di flessione nel centro del coperchio della scatola supe- 

 riore viene ingrandito in modo che la variazione di un millimetro 

 di pressione, in un barometro di mercurio, corrisponda allo sposta- 

 mento di un millimetro della penna unita all' ago. 



