64 



U Agricoltura Coloniale 



colo volume. Quando si vuol procedere ad una determinazione si 

 mette dell'acqua nella piccola caldaia, si colloca il termometro in modo 

 che il bulbo si mantenga poco discosto dal livello dell' acqua, si 

 accende la lampada, e quando la temperatura rimane stazionaria si 

 legge la graduazione corrispondente. 



Il termometro porta, un pò al disopra della divisione o^ un 

 rigonfiamento dentro cui si effettua la dilatazione del mercurio 

 tra 1° e una temperatura da So** a 90° ; con ciò non si rende troppo 

 lungo il cannello e si può dare una sufficiente lunghezza alle gra- 

 duazioni comprese tra (|ueste temperature e loi*^, e difatti ordina- 

 riamente esso è diviso in ventesimi di grado, in modo che si può ap- 

 prezzare facilmente il mezzo centesimo. Quando si vuole raggiungere 

 maggiore sensibilità si adoperano più termometri ciascuno compren- 

 dente un dato intervallo e aventi una lunghezza maggiore del grado. 



La pressione corrispondente alla temperatura letta si ottiene 

 dalla seguente tabella: 



DETERMINAZIONE DELLA PRESSIONE BAROMETRICA 

 PER MEZZO DEL TERMOMETRO IPSOMETRICO. 



L'acqua da adoperarsi deve essere distillata, ma quando non 

 può aversi, deve farsi bollire prima di versarla nel bollitolo del 

 termometro ipsometrico specialmente quando essa contiene carbo- 

 nato di calcio o altri sali. L'acqua di pioggia o di neve fusa po- 

 trebbe servire anche meglio. 



