68 



V Agricoltura Coloniale 



Fig. li 



l 



«t 



li 



positive, e le indicheremo scrivendo accanto al valore il segno -\-; 

 invece quelle lette al disotto dello zero le considereremo negative, e 

 scrivendone il valore faremo precedere loro il segno — . In al- 

 cuni esemplari la graduazione consta di gradi interi, cosicché ad 

 occhio si stimano i decimi di grado ; in altri tipi l'intervallo tra 

 un grado e l'altro è diviso in cinque parti uguali, e quindi si pos- 

 sono leggere direttamente i due decimi di grado e ad occhio il 

 decimo di grado. La lettura della graduazione a cui si arresta la 

 colonnina di mercurio va eseguita senza toccare lo strumento 

 con la mano, e rapidamente onde evitare che la presenza del- 

 l'osservatore ne influenzi lo stato termico. Per apprezzare il 

 valore della graduazione occorre guardare normalmente (fig. i8) 

 alla scala in modo che il raggio visuale passi tangente alla 

 superficie libera dell' estremità superiore della colonnina di 

 mercurio ; occorre cioè che allorquando il termometro è tenuto 

 verticale, l'occhio, la sommità della colonnina di mercurio e 

 la divisione letta si trovino su una stessa orizzontale. Se il 



termometro è diviso 

 in gradi interi, (fig. 

 19) quando la colon- 

 nina di mercurio ol- 

 trepassa la gradua- 

 zione zero, per deter- 

 minare la tempera- 

 tura si legge il nu- 

 mero intero della 

 divisione a cui ar- 

 riva la colonnina 

 stessa ; nel caso in 

 cui la detta colonnina oltrepassi la divisione intera, si scriverà 

 il valore della divisione sottostante e ad occhio si stimerà in 

 decimi la parte della colonnina compresa tra la detta divisione 

 e l'altra immediatamente superiore. Quando invece la colon- 

 nina del mercurio è sotto la graduazione zero, e non si sia 

 arrestata ad una divisione intera, la determinazione della tem- 

 peratura si effettuerà leggendo dapprima la divisione corri- 

 spondente al disopra della colonnina stessa e stimando poscia 

 in decimi la parte della colonnina compresa tra la detta di- 

 visione e quella sottostante. 



Spostamento dello zero. — Anche nei termometri ben co- Fig. 19. 



$ 



I 



