Meteorologia coloniale 71 



Ivi si collocano il termometro campione e il termometro da con- 

 trollarsi, in modo che i due bulbi si trovino possibilmente alla 

 medesima altezza, e si lascia fuori del bagno quella porzione dei 

 due cannelli che è strettamente necessaria per la lettura. Se si 

 vuole effettuare il confronto ad una data temperatura per es. a 25", 

 si produce per mezzo della lampada un lento riscaldamento in modo 

 da raggiungere un grado termico vicino a quello stabilito per i con- 

 fronti ; indi, manovrando l'agitatore e regolando la fiamma, si fa 

 in modo che la temperatura del bagno resti per 405 minuti 

 sempre la medesima, durante il qual tempo le indicazioni dei due 

 term.ometri debbono rimanere costanti. Uguale determinazione può 

 ripetersi ad altre temperature superiori o inferiori a quella iniziale. 

 e le discordanze tra le indicazioni del termometro campione e di 

 quello da esaminarsi daranno le correzioni da applicarsi a que- 

 st'ultimo. Per effettuare i confronti a temperature inferiori a o**, si 

 adoperano delle note miscele frigorifere. 



Guasti soliti ad avvenire nel termometri. — Un guasto che 

 spesso suole accadere nei termometri a mercurio per effetto di urti 

 ricevuti nel trasportarli, è quello dello spezzarsi della colonnina di 

 mercurio in una o più parti staccate dal mercurio che sta nel bulbo. 

 Il più delle volte ad operare il ricongiungimento basta riscaldare 

 leggermente il mercurio del bulbo fino a raggiungere la porzione 

 staccata. Oppure si può tenere chiuso il bulbo nel pugno, e bat- 

 tere con questo ripetute volte su di una tavola, stando il termo- 

 metro sempre in posizione verticale ; allora le parti staccate scen- 

 dono a riunirsi al mercurio del bulbo. Oppure si può ricorrere al- 

 l'azione della forza centrifuga: e a tale intento si attacca all'estremità 

 superiore del cannello un robusto spago lungo da 3 a 4 decimetri, e 

 poi, tenendo in mano l'altro capo di esso, si fa ruotare rapidamente 

 il termometro attraverso l'aria. In tali condizioni la porzione stac- 

 cata viene respinta dal centro di rotazione verso la periferia, e così 

 si ricongiunge col resto del mercurio. 



Nel caso, non tanto frequente, che vi siano delle bollicine d'aria 

 che interrompano la colonna di mercurio, l'anzidetto procedimento 

 rende non sempre facile il ricongiungimento, e conviene allora pro- 

 cedere nel seguente modo. 



Si riscalda debolmente il bulbo del termometro (conviene im- 

 mergerlo dentro un recipiente contenente acqua riscaldata con una 

 fiamma sottostante) fino a che la porzione di mercurio staccata e 

 l'estremità della colonnina rimasta, spostandosi di conserva lungo 



