Meteorologia coloniale 



77 



VeOfC 



X 



6 



ifi 



f^ 



I[? 



Letture sui termografi. — Nei tipi più comunemente usati, la 

 graduazione è segnata a gradi interi, e la lettura si riduce a ben 

 notare la divisione a cui si arresta l'estremità superiore dell'asticina 

 di smalto nel termometro a minima e la colonnina di mercurio 

 nel termometro a massima. Per apprezzare il valore della gradua- 

 zione, occorre guardare normalmente alla scala in modo che il 

 raggio visuale passi tangente alla superfìcie libera dell'estremità 

 superiore della colonnina di mercurio o dell'estremità dell'asticina 

 di smalto più lontana dal bulbo. Se tali estremità oltrapassano lo 

 zero, per determinare la temperatura si legge il numero intero della 

 divisione a cui arriva detta estremità ; nel caso in cui viene oltre- 

 passata la divisione intera, si scriverà il valore della divisione soi- 

 tostante e si stimerà in decimi la parte della colonnina o dell'asti- 

 cina compresa tra la detta divisione e la precedente. Così, nel caso 



indicato nella fig. 25, la tem- 

 peratura corrispondente alla 

 colonnina di mercurio è 2,5 

 e quella corrispondente al- 

 l' asticina di smalto -j- 1,8. 

 Quando invece l'estre- 

 mità della colonnina di mer- 

 curio o dell'asticina di smal- 

 to è sotto la graduazione 

 zero e non s' è arrestata ad 

 una divisione intera, la de- 

 terminazione della tempe- 

 ratura si effettuerà leggendo 

 dapprima la divisione cor- 

 rispondente al disopra del- 

 l'estremità della colonnina 

 di mercurio o dell'asticina, 

 e stimando quindi in decimi 

 la parte della colonnina o 

 dell'asticina compresa tra la 

 detta divisione e quella sot- 

 tostante ; così, nel caso in- 

 dicato dalla fig. 26, la tem- 

 peratura corrispondente è 

 — 1.4 sul termometro a 

 massima, e — 7.8 sul ter- "^D 

 Fig. 25. mometro a minima. Fig. 26. 



2 



