Meteorologia coloniale lb5 



Con tale disposizione si sopprime il riparo a un solo tetto, che 

 è difettoso perchè accumula l'aria calda che si eleva e impedisce 

 all'aria esistente attorno al termometro di rinnovarsi liberamente. 

 Recentemente la gabbia è stata alquanto migliorata con l'aggiunta 

 di ripari anche sul tetto superiore e col rendere il tetto sotto- 

 stante di dimensioni alquanto minori. La fig. 33 rappresenta que- 

 st'ultimo tipo. 



Se non si ha grande spazio da utilizzare può preferirsi la gab- 

 bia tipo inglese, dovuta a Stephenson. E formata da una semplice 

 gabbia di dimensioni ristrette, chiusa da persiane inclinate che arre- 

 stano qualsiasi irradiamento provienente dall'esterno e nello stesso 

 tempo permette una facile circolazione dell'aria. Il breve spessore 

 delle sbarre che formano le persiane consente loro di non riscaldarsi 

 troppo sotto l'azione dei raggi solari, e di essere facilmente rin- 

 frescate dall'aria (fig. 34). 



Questa capanna ha il vantaggio di rimanere chiusa, e quindi 

 gli strumenti ivi collocati possono essere sottratti alle mani degli 

 estranei e all'azione diretta della pioggia o della neve. Presenta 

 però l'inconveniente di avere dimensioni minime che le permet- 

 tono di contenere soltanto i termometri a massima, a minima e lo 

 psicrometro. 



Vi è un altro tipo, chiamato tipo di Sévres, dovuto ad Eiffel, 

 e fondato essenzialmente sul tipo inglese. In esso, tanto per il tetto 

 quanto per le persiane e il fondo, si sono seguite le disposizioni 

 del tipo precedente, rendendosi soltanto più grandi le dimen- 

 sioni. L'apertura, in luogo di essere di un sol pezzo, è a due 

 battenti : essi sono destinati a rimanere chiusi, durante il giorno, 

 per proteggere gli strumenti dall'irradiamento solare ; mentre du- 

 rante la notte si aprono, esponendo così i termometri in contatto di- 

 retto con l'aria esterna. I due battenti, allorché sono aperti, vengono 

 a formare degli schermi che in estate proteggono la gabbia dai 

 primi e dagli ultimi raggi del sole, e allora, per mettere al sicuro 

 gli strumenti durante la notte, si richiude l'apertura con un telaio 

 di reticolato a larghe maglie. 



Con tale disposizione vediamo riuniti, pel giorno, i vantaggi 

 della gabbia inglese che preservano gli apparecchi dall'irradiamento 

 esterno, e, per la notte, quelli della gabbia francese che mettono gli 

 strumenti in contatto immediato con l'aria. 



Le gabbie chiuse, opponendo uno schermo alle irradiazioni 

 solari, debbono preferirsi a quelle aperte quando si vogliono effet- 



