Meteorologia coloniale 145 



tare successivamente nei vari punti dovunque occorra conoscere 

 la temperatura del suolo. Nella fig. 46 rappresentiamo uno di questi 

 geotermometri (sistema Kappeller di Vienna). Un lungo tubo di 

 rame termina inferiormente con una punta massiccia di ferro fog- 

 giata a trivella, e contiene nel suo interno un termometro il cui 

 serbatoio tocca il fondo del tubo, cioè è situato immediatamente 

 al disopra della punta della trivella, mentre il cannello assai lungo 

 e sottile corre lungo tutto l' interno del tubo e viene a sporgere 

 fuori dall'estremità superiore ancora per un tratto di parecchi deci- 

 metri. Qui il cannello è protetto da un astuccio cilindrico di 

 ottone avvitato sul tubo; una fessura o finestra longitudinale, ta- 

 gliata neir astuccio e ricoperta da un vetro, lascia scorgere la 

 graduazione del termometro, il cui zero trovasi un poco più alto 

 della base dell'astuccio. Pertanto, pur essendo il tubo di rame 

 sepolto per tutta la sua lunghezza entro terra, si può sempre 

 leggere la temperatura sulla scala che sta dentro 1' astuccio, senza 

 che per questo si abbia a smuovere il termometro. Per affondare 

 la trivella entro il suolo o per estrarla la si gira facendo uso del 

 doppio manubrio ; questo non è fisso, ma si può adattare succes- 

 sivamente ai varii geotermometri costituenti la serie, le lunghezze 

 dei quali sono: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0. Qualora i termometri dovessero 

 stare fissi in uno stesso luogo per qualche tempo, è conveniente 

 riparare le loro sommità che sporgono dal terreno con apposite 

 guaine di tela impermeabile all' acqua, da togliersi al momento 

 dell'osservazione. 



Temperatura superficiale del suolo. — Per tale determina- 

 zione si adoperano dei termometri coricati orizzontalmente e diret- 

 tamente sul suolo. Per lo più di tale temperatura interessa cono- 

 scere i valori estremi raggiunti ogni giorno, e allora si impieghe- 

 ranno dei termometri a massima e a minima. 



Se si vuole studiare l'influenza della copertura in riguardo al 

 potere emissivo ed assorbente del terreno pel calore, si collocano 

 2 termometri, uno a massima 1' altro a minima, coricati anch' essi 

 orizzontalmente sul suolo, ma con i bulbi coperti da fine polvere 

 di terra, fattavi restare aderente mediante una leggera soluzione 

 di gommalacca. 



Facciamo osservare che, siccome la temperatura del suolo può 

 variare in un modo rilevante, occorre adoperare non termometri 

 comunemente usati, sibbene altri la cui graduazione, specie per i 

 paesi molto caldi, si estenda, per il termometro a massimo almeno 

 a 80° e per il termometro a minima almeno fino a - 20°. 



