146 L'Agncoltura Coloniale 



Quando però tali termometri si vogliono preservare dall'influ- 

 enza dell'alternarsi della insolazione colle onibre proiettate dagli og- 

 getti circostanti, conviene tenerli perennemente all'ombra. In tal caso 

 non debbono essere messi al riparo sotto cassette analoghe a quelle 

 degli altri geotermometri sopra ricordati, ma basta innalzare lungo 

 il Iato sud del quadrato di terra in cui giacciono, uno schermo ver- 

 ticale, provvisto di due corte ali laterali, di dimensioni tali che, 

 tenuto conto della latitudine del luogo, i raggi del sole, in qualsiasi 

 epoca dell'anno e in qualunque ora del giorno, non possano col- 

 pire i bulbi dei termometri distesi orizzontalmente. 



Evaporazione. 



La quantità di acqua che evapora alla superficie del suolo è un 

 elemento utilissimo, e in molti luoghi viene determinato misurando 

 r abbassamento di uno strato di acqua contenuto in un recipiente 

 che si espone all'aria aperta e che si chiama evaporimetro (i). In 

 alcune stazioni si adopera tuttora un recipiente metallico collocato 

 entro la capanna meteorica e munito di una vite micrometrica so- 

 prastante, con cui si determina esattamente il reale abbassamento 

 dello strato di acqua. 



Ma con siffatto procedimento siamo molto lontani dal cono- 

 scere r effettiva evaporazione che ha luogo in natura perchè non 

 solo il maggiore riscaldamento del recipiente promuove una mag- 

 giore evaporazione, ma cambiano ancora continuamente le condi- 

 zioni di esposizione dello strato liquido divenendo il livello della 

 superficie evaporante sempre più basso sotto all'orlo del vaso. 



Quantunque il problema non sia stato ancora pienamente riso- 

 luto, determinazioni più attendibili possono ottenersi adoperando 

 quei tipi di evaporimetro in cui si mantiene sempre nelle medesime 

 condizioni il livello della superficie di acqua evaporante. E fra 

 questi sono da preferirsi quello del Prestel, e specialmente quello 

 del prof. I. Galli, che non è soggetto a perdite accidentali per colpi 

 di vento, né a variazioni termiche sensibili pel calore assorbito o 

 irradiato dalle pareti, né a deformazioni apprezzabili, né a rottura 

 per gelo. 



(i) Alcuni preferiscono il vocabolo atmidometro (da aTTT'.Sog esalazione, evaporazione) a quello 

 di evaporimetro perchè etimologicamente più omogeneo. 



