Meteorologia coloniale 147 



L' evaporimetro del Prestel (fìg. 47) consta di un recipiente di la- 

 miera A di sezione quadrata : su una parete è fissato un reparto 

 accessorio e in questo è introdotto un tubo di vetro graduato B nel 

 quale, al disotto, presso C, è praticata un'apertura laterale che trovasi 

 immediatamente sotto allo specchio di acqua nel recipiente A ; sicché 

 come il livello in A si abbassa alquanto, una bolla di aria entra 

 per C nel tubo di vetro t? e a sua volta ne esce una tale quantità 

 di acqua che lo specchio dell' acqua in A viene mantenuto quasi 

 invariato entro molto lievi oscillazioni. La quantità di acqua eva- 

 porata in un determinato tempo dalla superficie libera di A^ si può 

 leggere con grande precisione sulla graduazione del tubo B. 



L'evaporimetro del Galli consta di un pezzo di marmo statuario 

 nel quale sono scavati due fori, come due vasi, uno a tronco di cono 

 rovescio, l'altro cilindrico, profondi sette centimetri e comunicanti 

 per le basi (fig. 48). Le pareti di questi vasi hanno uno spessore 

 non minore di due centimetri. La bocca circolare del vaso conico 

 comprende un'area di due decimetri quadrati (diametro m. 0,1596) 

 e il vaso stesso ha una capacità di 700 centimetri cubi, e si riem- 

 pie intieramente con sottile polvere di marmo, rasata in modo da 

 presentare una superficie libera perfettamente piana e combaciante 

 coir orlo interno della bocca. Il vaso cilindrico ha un diametro di 

 cm. 8,5 e, comprendendovi il tubo inferiore di comunicazione, la 

 sua capacità fino al punto fisso di livello è di cm. 370. Questo 

 punto fisso al livello è indicato nettamente da una laminetta di 

 ottone terminata in punta ed incastrata nel marmo presso l'orifizio. 

 Dopo avere collocato l' istrumento al suo posto sopra un piano oriz- 

 zontale, si versa acqua limpida e priva di sali nel vaso cilindrico. 

 Essa sale lentamente per adesione capillare tra le particelle della 

 polvere di marmo contenuta nel vaso conico. Si aggiunge altra 

 acqua, a brevi intervalli, finché la polvere sia tutta bagnata fino alla 

 superficie libera, e, riempito il serbatoio al punto di livello, se ne 

 chiude la bocca con un coperchio, anch' esso di marmo, che può 

 essere assicurato per mezzo di un fermaglio metallico a cerniera. 



Si ha così una superficie piana ed orizzontale di 200 cm^ co- 

 stantemente bagnata sino a che non sia esaurita 1' acqua del serba- 

 toio: perché ad ogni molecola di liquido, che si evapora, se ne 

 sostituisce immediatamente un' altra. Ma sulla superficie della pol- 

 vere, che è sempre più alta del punto di livello, non può mai 

 distendersi uno strato d'acqua, e però sono impossibili le disper- 

 sioni. 



