148 



L'Agricoltura Coloniale 



La misura dell'evaporazione si ottiene rifondendo nel serbatoio, 

 fino al punto di livello, l'acqua contenuta in un bicchiere graduato 

 a centimetri cubi. E poiché il volume di un centimetro cubo distri- 

 buito uniformemente sopra un'area di 200 cm^ formerebbe uno stra- 

 terello alto mm. 0,05, il volume di 10 cni' vi avrebbe un'altezza di 

 mm. 0,5 ; così è chiaro che per lo spessore di un millimetro occorre 

 il volume di 20 cm'. Dividendo adunque per 20 il numero dei cm' 

 aggiunti, si ha in millimetri l'altezza dello strato cH acqua evaporato. 

 Nei mesi invernali basta rifondere acqua una sola volta al giorno, 

 per esempio alle 9 ore ; ma nei mesi estivi è necessario rifonderla 

 due volte, cioè alle 9 ore e alle 18 ore. 



Vogliamo anche accennare ad altri tipi di 

 evaporimetri, la cui precisione è minore, ma che 

 in qualche località sono adoperati. 



Per misurare l'evaporazione alcuni adoperano 

 l'evaporimetro di Piche (fig. 49). Esso consta di 

 un tubo graduato chiuso nella parte superiore e 

 aperto nella parte inferiore ove si adatta una 

 rotella di carta asciugante, mantenendola a con- 

 tatto con l'orificio del tubo per mezzo di un collare. 

 L'acqua contenuta dentro il tubo imbeve la 

 rotella di carta ed evapora. E allo scopo di per- 

 mettere all'aria di penetrare con piccole bolle nel 

 tubo, a misura che l'acqua evapora, si fora la 

 carta, nel suo mezzo, con uno spillo. 



Per installare l' apparecchio, lo si riempie 

 totalmente di acqua, si applica quindi la rotella 

 contro l'apertura e la si fa premere leggermente, 

 per mezzo del collare, senza deformarla; indi si 

 capovolge lo strumento e si dispone in un luogo 

 in ombra e al riparo dal vento e dalla pioggia, 

 possibilmente in vicinanza della capanna meteo- 

 rica o dentro di essa. 



Si deve adoperare acqua distillata o acqua 

 piovana, e la rotella di carta deve cambiarsi 

 appena comincia a sporcarsi. Seguendo il livello 

 dell'acqua nel tubo graduato in decimi si possono 

 anche apprezzare i centesimi. La quantità di acqua evaporata si ot- 

 tiene togliendo dal livello dell'acqua precedentemente misurata, 

 quello che si trova al momento dell'osservazione. 



Fig. 49. 



