Meteorologia coloniale 195 



quale, facendo girare il piloncino A, a cui è attaccato il capello, 

 si rettifica la posizione dell'indice. 



Durante le osservazioni, l' istrumento si sospende per l'anello 

 di cui è munito ; e quando lo si vuole trasportare, si rinchiude in 

 apposita custodia che gli è unita. 



Igrometri a condensazione. — E noto che la quantità di va- 

 pore necessario a saturare un dato ambiente, diviene minore di 

 mano in mano che diminuisce la temperatura ; cosicché, anche se si 

 ha una piccola massa di vapore contenuta in un dato spazio, dimi- 

 nuendo la temperatura si ottiene sempre lo stato di saturazione ; e 

 d'altra parte sappiamo, dal fenomeno della parete fredda, che raf- 

 freddando una regione limitata dell'ambiente, si constata il passag- 

 gio del vapore contenutovi allo stato liquido, sotto forma di nebbia 

 o di rugiada. Per la qualcosa, facendo raffreddare gradatamente un 

 recipiente metallico, si noterà alla sua superficie un deposito di 

 rugiada allorché si perviene alla temperatura sufficiente perchè la 

 massa di vapore che si trova nell'aria circostante riesca a satu- 

 rarla ; e cogliendo tale istante, si può facilmente determinare la 

 temperatura alla quale ciò avviene. Allora, per mezzo delle tavole 

 di Regnault, si conosce la tensione massima che corrisponde a 

 questa temperatura e che uguaglia la tensione attuale / cercata ; 

 dalle medesime tavole si deduce la tensione F relativa alla tem- 

 peratura dell'ambiente e pertanto possiamo dedurre il valore del 



rapporto ^, avanti definito umidità relativa, quando viene moltipli- 

 r 



cato per loo e quindi espresso in centesimi. Tutto ciò si utilizza nei 



diversi tipi di igrometri a condensazione dei quali ci limitiamo a 



descrivere quello di Alluard e quello di Chistoni, entrambi molto 



adoperati. 



L'igrometro di Alluard (fig. 57) consta di una scatola metallica 

 a forma di parallelepipedo, di cui la faccia anteriore A, argentata o 

 nichelata, é lucidata specularmente, ed é contornata da una lamina 

 B che abbia, nelle stesse condizioni ordinarie, lo stesso potere ri- 

 flettente, affinchè per contrasto possa cogliersi l'istante in cui la faccia 

 A si appanna. Per mezzo di un imbuto si può versare dell' etere 

 sino a riempire parzialmente la scatola entro cui pesca il termo- 

 metro f che deve indicare la temperatura della medesima. 



La diminuzione di temperatura viene prodotta aspirando del- 

 l'aria mediante il cannello DI, e determinando, attraverso l'altro 

 cannello C H una corrente la quale venga a gorgogliare nell'etere 



