Meteorologia coloniale 197 



In p si vede una pompetta di gomma messa in comunicazione col- 

 l'igrometro mediante un tubo di gomma. In z' vi è una pinzetta 

 regolatrice del passaggio d'aria. 



Nella determinazione anzidetta si può commettere un piccolo 

 errore, perchè la parete della scatola metallica si raffredda con ri- 

 tardo rispetto alle indicazioni del termometro immerso nel liquido, 

 e allo stesso modo è da ammettere un errore in senso opposto 

 operando per temperature crescenti. A ciò si può rimediare e ot- 

 tenere un valore sufficientemente esatto, prendendo la media delle 

 letture del termometro nel momento in cui si forma rugiada e nel 

 momento in cui scompare. 



Praticamente si opera notando dapprima la temperatura / del 

 termometro immerso nell'etere nel momento in cui appare la ru- 

 giada ; poi si arresta la corrente d'aria, ne segue un riscaldamento 

 della scatola e quindi la scomparsa della rugiada. Allora, chiamando 



/' la temperatura corrispondente, la temperatura esatta t del mo- 



/' 4. /' 

 mento in cui si produce la rugiada è data éa t ^ . Con 



un po' di esercizio si arriva ad avere tra le due temperature una 

 differenza di qualche decimo di grado. 



Psicrometro. — Le determinazioni igrometriche dell'aria vengono 

 ancora eseguite facilmente e rapidamente mediante lo psicrometro 

 che viene impiegato qualora tali determinazioni vogliansi effettuare 

 a diverse ore, giornalmente. Sembra che il primo ad usarlo sia stato 

 I. Leslie (18 io), e la forma attualmente adoperata si deve ad Au- 

 gust di Berlino (1825). 



Esso consta di due termometri appesi verticalmente agli uncini 

 della colonna di sostegno che si alza a tergo dell'apparecchio, in modo 

 che il bulbo di essi riesca vicino e sullo stesso piano delle palette 

 del ventilatore (fig, 59) V. Uno dei due termometri serve a misu- 

 rare la temperatura dell'aria (termometro asciutto), l'altro (termo- 

 metro bagnato) ha invece il bulbo ricoperto di mussolina, che si 

 deve mantenere bagnata con acqua distillata o piovana quando si 

 fa l'osservazione, e serve a produrre il raffreddamento per mezzo 

 dell'evaporazione dell'acqua. L'evaporazione viene attivata da un 

 ventilatore, cioè da un mulinello a palette che ruota rapidamente 

 dinanzi ai bulbi dei due termometri, mercè l'azione di un mecca- 

 nismo racchiuso entro una scatola metallica che riposa sullo stesso 

 zoccolo su cui s'erge l'asta di sostegno dei due termometri. Con 

 ciò si rinnova l'aria continuanente nello spazio dove tende ad ac- 

 cumularsi il vapore che proviene dalla mussolina bagnata. 



