Meteorologia coloniale 199 



Per eseguire l'osservazione, si dovrà anzitutto bagnare la mus- 

 solina del secondo termometro, indi mettere in moto il ventilatore 

 e poco dopo leggere i termometri. 



L'acqua adoperata per inumidire il bulbo rivestito di mussolina 

 deve essere distillata o almeno acqua piovana, cioè acqua che non 

 contenga sali disciolti, i quali altererebbero le condizioni dell'eva- 

 porazione. 



Per bagnare la mussolina, basta immergere con un solo tuffo il 

 bulbo del termometro nel bicchierino contenente l'acqua, togliendo 

 poi le gocce che si vedessero in eccesso. 



Il valore delle letture dipende principalmente dalla giusta ba- 

 gnatura della mussolina. Quando l'aria è calda e secca vi è il pe- 

 ricolo che l'acqua evapori rapidamente, e la mussola ridiventi 

 asciutta prima della fine dell'osservazione ; nel tempo freddo umido, 

 gocce d'acqua possono condensarsi sul bulbo stesso del termometro 

 asciutto, nel qual caso bisogna tergere il termometro prima di met- 

 tere in azione il ventilatore. 



Entrambi i difetti rendono troppo alte le letture e devono es- 

 sere evitati. 



Speciale attenzione deve usarsi allorché le temperature discen- 

 dono sotto zero. 



In quest'ultimo caso, per ottenere risultati soddisfacenti, il bulbo 

 del termometro bagnato deve restare coperto da un sottile strato di 

 ghiaccio, dal quale l'evaporazione ha luogo come avviene dall'acqua. 

 E perciò necessario bagnare leggermente la mussola con acqua fred- 

 dissima IO o 15 minuti prima di osservare. Dopo avere inumidita 

 la mussola, la temperatura rimane stazionaria al punto di solidifi- 

 cazione fino a che tutta l'acqua sia stata trasformata in ghiaccio, e 

 poi comincia gradualmente a discendere fino a raggiungere il vero 

 valore. 



Nessuna lettura deve essere annotata prima che la temperatura 

 del bulbo bagnato sia discesa al disotto di quella del termometro 

 asciutto e sia divenuta stazionaria. 



L'acqua adoperata deve essere prossima alla temperatura di so- 

 lidificazione, altrimenti richiede, per raffreddarsi, un tempo più lungo. 



Anche nel caso della bassa temperatura, si deve adoperare tanta 

 poca acqua quanta è sufficiente per inumidire tutta la mussola ; 

 mettendone in eccesso, non solamente cresce il tempo di attesa, ma 

 si forma sul termometro uno strato spesso di ghiaccio, il quale 

 diminuisce l'accuratezza delle letture. 



