200 



V Agricoltura Coloniale 



Lo psicrometro si deve installare dentro la capanna in cui sono 

 esposti i termometri, e perciò è necessario effettuare misure di 

 controllo per verificare le buone condizioni di esposizione. 



r^Xl 



HI 



me 



A tale intento può 

 adoperarsi lo psicrome- 

 tro a fionda di Schu- 

 bert (fig. 6 1 ) che consta 

 di un manico, all'estre- 

 mità del quale è infissa 

 un'asta perpendicolare 

 che può ruotare libera- 

 rf i Ili 1^ mente. A quest'asta sì 



fissano un termometro 

 ordinario e un termo- 

 metro con bulbo rico- 

 perto da leggiera mus- 

 solina. Degli schermi 

 di nichel garentiscono 

 i termometri dai raggi 

 Fig, 6i. solari, e lo strumento 

 non esige dunque una 

 installazione fissa. Perchè esso dia buo- 

 ne indicazioni conviene farlo ruotare 

 per due minuti in ragione di tre giri 

 al secondo. 



Siffatto psicrometro è consigliabile 

 per coloro che durante escursioni o 

 esplorazioni vogliono determinare le 

 condizioni termometriche e igrometri- 

 che dei luoghi attraversati. 



Il sistema psicrometrico più completo i cui risultati sono da 

 ritenersi i più attendibili e per nulla inferiori a quelli ottenuti col 

 precedente strumento, e contemporaneamente più pratico nell' uso, 



Fig. 62. 



è lo psicrometro ad ispirazione di Assmann (fig. 62). 



