à02 L' Agricoltura Coloniale 



assolutamente costante, ma variabile a seconda delle speciali con- 

 dizioni in cui si eseguisce l'osservazione. 

 Il valore di A secondo Hann è : 



termometro bagnato sopra zero. 



Angot adopera per i termometri fissi all'aria libera, ossia per 

 aria regolarmente agitata A = 0,00079. 



Assmann per le tavole dello psicrometro ad aspirazione adopera 

 per A il valore di 0,000663 sotto la pressione di 755. 



Dalla formula (i) può dedursi l'umidità assoluta : 



f=F—AH{t't'). 



E conosciuto tale valore, l'umidità relativa si otterrà dividen- 

 dolo per la tensione massima del vapore corrispondente alla tem- 

 peratura del termometro asciutto e moltiplicando il risultato per 100, 



il che è indicato dalla relazione : u= v, . 100. 



F 



Il calcolo può effettuarsi facilmente tenendo presente la ta- 

 bella VI ove trovansi indicato il valore della tensione massima del 

 vapore d'acqua alle diverse temperature da - 2 9°.9 a 49''.9. 



Siasi ad esempio osservata, con la pressione barometrica di 

 755 mm., la temperatura di 2i°.3 al termometro asciutto e di i4°,5 

 al termometro bagnato, e sia dunque di 6''.8 la differenza tra le due 

 temperature. Nella tabella VI si cerca il valore della tensione mas- 

 sima corrispondente alla temperatura del termometro bagnato (14°. 5) 

 e che risulta di 12,27 ; da essa si sottrae il prodotto della differenza 

 fra le temperature dei due termometri (6,8) per la costante 0,0008 

 e per la pressione barometrica osservata, ossia 4,10 : il resto di 8,17 

 indica la tensione assoluta corrispondente alla temperatura dell'aria. 



Per ottenere l'umidità relativa si prende dall'anzidetta tabella 

 la tensione massima corrispondente alla temperatura indicata dal 

 termometro asciutto (21. "3) che risulta di 18,81 e poscia si divide 

 per tale numero la tensione assoluta (8,17) avanti ricavata: il quo- 



