Meteorologia coloniale 209 



della rosa dei venti e porta, alla sua estremità inferiore, un peso 

 che tiene in una certa tensione, la catena di verghe. 



Per mezzo dell'apertura D può provvedersi ad oleare la parte 

 superiore dell'asse, mentre due cappelletti C e B impediscono l'al- 

 terazione delle sottostanti porzioni dell'asse. 



Nell'impianto, mediante un filo a piombo, si stabilisce il posto 

 che deve occupare la rosa dei venti nell' ambiente e la posizione 

 dell'indice deve essere regolata in modo che esso girando, ne resti 

 distante qualche millimetro. 



Per orientare l'anemoscopio, una persona deve tenere ferma la 

 banderuola in una data direzione, per esempio dal Nord a Sud (ser- 

 vendosi per questo di una bussola) mentre un'altra mette l' indice 

 sulla lettera corrispondente della rosa dei venti (in questo caso 

 sulla N) avendo cura di stringere forte la vite di pressione. 



Intensità del vento. — L'intensità del vento si può determi- 

 nare o misurando la pressione che il vento esercita in un momento 

 qualunque su una determinata superficie (p. es. un metro quadrato) 

 ad esso opposta, oppure misurando la velocità (espressa in metri 

 al secondo o in chilometri all' ora) che hanno le particelle della 

 corrente aerea che costituisce il vento. Quando si conosce la velo- 

 cità, si può dedurre la pressione, e viceversa, adoperando la nota 

 relazione P = AKV-, ove P indica la pressione in chilogrammi 

 per metro quadrato, K una. costante, K la velocità del vento in metri 

 al secondo, A la superficie ; e ove non si tenga conto dell'influenza 

 del perimetro, adottando K= 0.003 quale risulta dagli esperimenti 

 di Dines, si ottiene la relazione : P = 0.0733 A V*. Gli strumenti che 

 servono per determinare l'intensità del vento si chiamano anemo- 

 metri e possono distinguersi in anemmnetri statici o di pressione 

 e in anemometri dinamici o di velocità. 



Fra i primi sono da segnalarsi quelli di Dines e di Wild. 



Anemometri statici. — Neil' anemometro di Dines 1' apparato 

 ricevente consta di una banderuola V mobile attorno ad un perno, 

 e di due tubi ad angolo retto : uno orizzontale A guarda sempre 

 la direzione da cui spira il vento ; l'altro A, gira a dolce sfrega- 

 mento attorno ad un tubo interno, che porta superiormente il 

 sostegno del perno K. Sotto questo tubo interno si trova un rigon- 

 fiamento cilindrico S, munito di quattro serie di fori alla superficie. 

 Il tubo A attraversa 6^ ed è congiunto al tubo B, mentre il rigon- 

 fiamento S è congiunto col tubo C (fig. 67). 



Il vento, agendo sul tubo aperto A, produce all'interno un au- 



