Meteorologia coloniale 247 



Robinson, se chiamiamo n il numero dei giri contati nel tempo /, 

 la velocità del vento sarà: 



v = 2> Un d n d 



-t = 9.425-7- 



e nell'ipotesi che n = 2$oo, t= ^^, d:= cm 6. 



2500 X 0,06 ... , 



avremo v = 9,425 -\ = 4,7 metri al mmuto secondo. 



300 



Gli anemometri portatili costruiti dal Richard, sono in una 

 scatola metallica di cui si espone l'apertura al vento; al centro di 

 essa si trova un mulinello di alluminio molto leggero, affinchè possa 

 ruotare anche per venti debolissimi, ad esempio di io cm. al se- 

 condo. Il mulinello è montato su un asse munito di una vite senza 

 fine che, per mezzo di una ruota dentata, trasmette il movimento 

 ad un contatore. 



L' apparecchio si dispone in modo da tenere il contatore in 

 mano, facilitando in tal guisa l'esposizione del mulinello al vento. 

 Un sistema manovrabile esternamente mediante un bottone che 

 sporge lateralmente al contatore, permette di arrestare e di inco- 

 minciare il movimento del mulinello sulla ruota del contatore, e ciò 

 consente che le osservazioni vengano eseguite con grande preci- 

 sione. Sul contatore si muovono 2 indici, dei quali il più lungo in- 

 dica i metri e l'altro le centinaia di metri percorsi dal vento. 



Se con un orologio da tasca misuriamo il tempo trascorso du- 

 rante l'osservazione, possiamo direttamente conoscere la velocità del 

 vento con sufficiente precisione. 



In alcuni modelli recenti il Richard ha raggiunto maggiore 

 precisione e speditezza nelle osservazioni, disponendo un orologio 

 contasecondi immediatamente al disopra del contatore. E allora, pre- 

 mendo il bottone di tale orologio, si può sapere direttamente il 

 tempo trascorso e il numero dei metri percorsi dal vento nel me- 

 desimo intervallo. 



Si deve al Fuess la costruzione di un anemometro molto co- 

 modo al trasporto, il quale, dà risultati ottimi (fig. 76). 



Per facilitare 1' osservazione è stata aggiunta alla scatola una 

 disposizione che permette di stabilire in qualsiasi momento il con- 

 tatto col meccanismo di conteggio, ovvero di evitarlo. La leva 

 che a questo scopo si trova a destra e al disotto della scatola tra 

 due occhielli, trattiene il contatore quando si muove all' ingiìi e 

 invece quando si muove all' insià lo mette in funzione. 



