312 L'Agricoltura Coloniale 



essere, ad esempio, la superficie limitata dal bordo circolare di un 

 recipiente di forma cilindrica. Gli apparecchi adoperati per tale 

 scopo si chiamano pluviometri , e risultano essenzialmente formati 

 da un vaso cilindrico, il cui bordo circolare limita una superficie 

 di pochi decimetri quadrati. 



Sono necessarie alcune precauzioni per evitare che l'acqua ca- 

 duta possa evaporare e che le goccie di acqua rimbalzino fuori del 

 recipiente ; perdite che possono ridurre notevolmente il quantitativo 

 che in seguito si va a misurare. Sì rimedia a ciò facendo terminare 

 la bocca del pluviometro ad imbuto, in modo da formarvi una specie 

 di coperchio e mantenendo piuttosto alto il bordo cilindrico del- 

 l'imbuto. 



Nel fondo è saldata una stretta tubulatura, all'estremità della 

 quale è adattato un rubinetto da aprirsi allorquando si vuole ver- 

 sare la quantità di acqua caduta nel recipiente destinato a darne 

 la misura. 



L'imbuto A che riceve l'acqua dovuta alla pioggia viene chia- 

 mato collettore o ricerjttore, il recipiente B che la conserva viene 

 chiamato raccoglitore e il vaso che si adopera per misurare il vo- 

 lume dell'acqua raccolta si chiama misuratore. 



Se indichiamo con S la sezione dell' imbuto ricevitore, con 

 s la sezione del misuratore, con x l'altezza della pioggia caduta e 

 con h V altezza dell' acqua quando è stata versata nel misuratore, 

 avremo: x S ■=^ s h, ove il primo membro rappresenta il volume 

 dello strato di acqua caduta nell'imbuto e raccolta nel recipiente, 

 e il secondo membro il volume dell'acqua nel misuratore. Da cui 



s 

 si ha : x =■ —^ h. 

 •j 



Conviene scegliere per l'imbuto del collettore un diametro tale 

 che ad un volume di acqua determinato corrisponda un numero 

 intero di millimetri. Così, dando alla bocca del collettore il dia- 

 metro di cm. 35.7 si viene ad avere una superficie uguale ad un 

 decimo di m*, e allora uno strato di acqua che occupi tale super- 

 ficie e sia alto io millimetri avrà il volume esatto di un litro. E in 

 tal caso per la misura si possono adoperare tre vasi di latta aventi 

 rispettivamente la capacità di un litro, di mezzo litro e di un deci- 

 litro, corrispondenti alle altezze rispettive di mm. io, mm, 5, mm. i. 



La figura 86 riproduce il tipo di pluviometro che viene usato 

 in Italia ; e può sospendersi sullo stesso palo che porta la piccola 

 capanna meteorica. Se invece si vuole procedere ad una installazione 



