314 



L' Agricoltura Coloniale 



l'orlo della bocca dell'imbuto una tavoletta di legno bene squa- 

 drata, a faccie piane parallele, e quindi provare, soprapponendo 

 alla tavoletta una comune livella a bolla d'aria. La determinazione si 



ripete disponendo la tavoletta e il livello 

 in due posizioni normali fra di loro. 



Il collettore e il ricevitore del plu- 

 viometro si fabbricano in zinco, e, anche 

 quando non appaiono lucenti, le parti in- 

 terne non debbono tingersi, perchè i colori 

 ad olio ritengono le goccie di pioggia più 

 che lo zinco. 



Nei climi caldi, e nei climi tempe 

 rati nei mesi a temperatura elevata è in- 

 dispensabile misurare l'acqua pioggia per 

 pioggia ; ma se ciò non è possibile, dovrà 

 almeno misurarsi a tre intervalli diurni 

 diversi, ad esempio alle ore 9, 15, 21. 

 In questo caso le quantità sommate in- 

 sieme indicheranno la pioggia caduta nel 

 giorno civile ; e se neppure ciò può pra- 

 ticarsi è consigliabile fare la misura alla 

 sera di ciascun giorno (quanto più tardi 

 tanto meglio) per avere l'acqua caduta 

 nel giorno. Nella pratica basterà fare la 

 lettura alle ore 21 e così si intenderà 

 che la pioggia misurata è quella delle 24 

 ore decorse dalle ore 21 del giorno pre- 

 cedente. 



Per misurare la quantità di pioggia 

 caduta si prende il recipiente di un litro e^ 

 postolo sotto il rubinetto del pluviometro, 

 vi si lascia sgorgare 1' acqua fino a riempire a raso il recipiente 

 medesimo. A questo punto, chiuso il rubinetto, si butta via l'acqua : 

 poi si ripetono nuove misure finché tutta l'acqua contenuta nel plu- 

 viometro sia esaurita. 



Se l'ultima volta il litro non si riempie completamente, la 

 quantità in esso raccolta si misura servendosi del recipiente da mezzo 

 litro o di quello da un decimo di litro o decilitro. Ricordiamo che 

 un litro d'acqua rappresenta io millimetri di pioggia caduta, un 

 mezzo litro rappresenta 5 millimetri di pioggia e un decilitro i mil- 



Fig. 87. 



