Meteorologia coloniale 316 



limetro di pioggia. Le frazioni di decilitro, cioè del millimetro di 

 pioggia, si valutano in decimi, apprezzandole ad occhio, o me- 

 glio immergendo nel decilitro un'asticella sottile divisa in io 

 parti ; così 5 divisioni significano mezzo millimetro ; 4 divisioni 

 corrispondono a 0.4 di millimetro. La quantità dei millimetri si 

 esprime in cifre e le frazioni di millimetro pure in cifre, ma scritte 

 separandole con una virgola dalle cifre dei millimetri. Così se si 

 sono misurati ad esempio 2 litri completi d'acqua, poi un mezzo 

 litro e ancora 2 decilitri e un mezzo decilitro, si dovrà intendere 

 che sono caduti millimetri 27.5 di pioggia. 



Per misurare l'acqua raccolta dallo strumento indicato dalla fig. 87 

 si toglie l'imbuto del collettore e si versa l'acqua contenuta nella 

 bottiglia in una provetta di vetro che è dotazione dello strumento. 

 Pluviografi. — L'osservazione della pioggia non riguarda solo 

 la determinazione della quantità di acqua caduta nel modo avanti 

 specificato, poiché da questa semplice misurazione non possiamo 

 dedurre la distribuzione della precipitazione nel tempo durante il 

 quale essa si è verificata. Ciò può ottenersi notando, per ogni singola 

 pioggia, l'ora del principio e della line, e ancora gli intervalli di 

 tempo in cui si sono verificati rinforzi, specialmente durante le 

 pioggie violente e gli acquazzoni. 



Ma tali indicazioni, utilissime perchè nel loro insieme danno 

 un'idea complessiva del modo come si è svolto il fenomeno, non 

 sono sufficienti se vuoisi conoscere la quantità di pioggia da attri- 

 buirsi a ciascun rinforzo o a ciascuno intervallo di tempo, a meno 

 che non si facciano misurazioni continue, il che è da ritenersi 

 praticamente difficile. Cosicché per giungere ad una dettagliata di- 

 stribuzione oraria delle precipitazioni, di estrema utilità per tanti 

 studi e ricerche sia scientifiche che pratiche, bisogna ricorrere a 

 speciali apparecchi che possono registrare automaticamente, ad un 

 tempo, la durata e la quantità della pioggia. Di siffatti apparecchi, 

 detti pluviografi, si conoscono diversi tipi, ma qui ci limitiamo a 

 descrivere quello del prof. L. Palazzo che praticamente dà registra- 

 zioni di grande attendibilità, e nello stesso tempo richiede una fa- . 

 cile manutenzione. 



Nella fig. 88 diamo l'insieme della parte regìstratrice è la 

 fig. 89 ne mostra una sezione, acciocché possano seguirsi i partico- 

 lari dell'apparecchio. 



L'acqua di pioggia, per mezzo del piccolo imbuto S e per il 

 tubo T, scende e si accumula nel recipiente cilindrico R, sollevando 



