﻿XVI, 1. K(ililer: Beleuchtungsapparat für gleichraässis"e Beleuchtung?. 5 



aus einem senkrecht auf dem Sector angeschraubten Frettchen von 

 15 bis 20 cm Höhe und 9 cm Breite. In passender Höhe besitzt 

 dies Brettchen eine kreisrunde Oefinuug, in welche die Collector- 

 linse eingesetzt wird ; die Mitte dieser Oeffnung soll bei mittlerer 

 Stellung der drei Schrauben etwa so hoch liegen wie die optische 

 Achse des umgelegten ^Mikroskops. Als CoUector gebrauche ich das 

 Objectiv eines kleinen Opernglases von 12 cm Brennweite und etwa 

 2"5 cm Durchmesser. 



Vor der Linse befindet sich an dem Träger ein kleines Consol 

 von etwa 7 cm Länge und !) cm Breite. Auf ilmi findet das 



Prisma P seinen Platz. Ich benutze ein Schwefelkohlenstoftprisma 

 mit im Feuer verkitteten Spiegelglasplatten, ich habe es von E. Ley- 

 bold's Nachfolger in Köln bezogen. Der brechende Winkel beträgt 

 Gü°, die Seitenflächen sind 9 cm hoch und 6 cm breit. ^ 



Das Prisma wird dicht vor dem Collector so aufgestellt , dass 

 es das Minimum der Ablenkung für blau giebt, ferner soll es gerade 



^) Man hebt das Prisma, solange es nicht gebraucht wird, in einer 

 Blechbüchse auf. Sie soll, falls das Prisma schadhaft werden sollte, den 

 Schwefelkohlenstoif aufnehmen, und ferner das Licht abhalten, das bei 

 längerer Einwirkung den Schwefelkohlenstoff zersetzen würde. Den Glas- 

 stopfen kittet man zweckmässig mit Glycerinleim ein. 



