﻿6 Kollier: Beleuchtungsapparat für gleichmässige Beleuchtung. XVI, 1. 



über der Drelnnig'saclise des Sectors, s stehen. Um nicht jedesmal 

 von neuem die richtige Stellung des Prismas aufsuchen zu müssen, 

 ist auf das Consol ein Leistchen // geschraubt, an dem die Vorder- 

 fläche des Prismas bei richtiger Stellung anliegen muss. 



Die übrigen Träger müssen in der Achse des Apparats ver- 

 schiebbar sein. Zu diesem Zweck werden sie nicht auf den Sector 

 festgeschraubt, sondern auf quadratische, als Füsse dienende Klötze 

 von etwa 9 cm Kantenlänge. Damit sie fest stehen ohne zu wackeln, 

 befestigt man an ihrer Unterseite je drei Reissnägel , auf deren 

 Köpfen sie dann stehen. Eine Fülirung in der Richtung der CoUector- 

 achse erhalten diese Klötze dadurch, dass sie mit einer Kante dem 

 Lineal Li (Figur 2) entlang gleiten. 



Auf dem ersten Schlitten erhebt sich in der Nähe des hinteren 

 Randes ein senkrechtes Brett, das einen verstellbaren Spalt oder 

 eine Revolverscheibe mit mehreren Spalten trägt, deren Breite zwischen 

 0*1 und 3 mm abgestuft ist. 



Ganz ähnlich ist der zweite Schlitten eingerichtet 5 er trägt nur 

 statt der Spaltvorrichtung ein unachromatisches, aus zwei Convexlinsen 

 bestehendes System (Lupe) von etwa 3"5 cm Oeffnung und gerade 

 so grosser Brennweite. Ich will es den Spaltcollector nennen, 

 auf den Figuren ist es mit S C bezeichnet. 



Der letzte Schlitten Lq bleibt frei zur Aufnahme der Licht- 

 quelle. Grewöhnlich benutze ich einen kleinen Acetylenbrenner, der 

 an einem schweren Lupenstativ befestigt ist, so dass er sich bequem 

 auf- und abschieben und feststellen lässt. Das Gas liefert der Ent- 

 wicklungsapparat einer ScHMiTx'schen Fahrradlampe (Modell 1899 

 oder Modell 1898, für 1899 verbessert), die wohl in jeder Fahrrad- 

 handlung zu haben sein wird. Ich linde diesen kleinen Apparat 

 sehr bequem; er liefert, obgleich er eigentlich nur für den Gebrauch 

 beim Fahren bestimmt ist, auch wenn er ruhig steht, einen aus- 

 reichend gleichmässigen Gasstrom ; man muss nur gut zerkleinertes 

 Carbid verwenden und den Apparat mit seinem unteren Theil in ein 

 Gefäss mit Wasser stellen. Ferner ist es gut, in das Anfangsstück 

 der Leitung, dicht hinter den Apparat, ein etwa fingerdickes, 10 cm 

 langes Glasrohr einzuschalten , damit der Leitungsschlauch nicht 

 doch durch Condenswasser verstopft wird. Will man ein Uebriges 

 thun, so kann man noch eine dünne Gummiblase — etwa die eines 

 Gummigebläses — in die Leitung eiuschalten, sie gleicht etwaige 

 plötzliche Schwankungen des Gasdruckes aus. Je nach der Güte 

 des verwandten Carbids und der Flammengrösse hält eine Füllung 



