﻿XVI, 1. Kiililor: Beleuchtungsapparat für ffleichmässige Beleuchtung, y 



Zimmer und verschiebt tSpaltculIeetor und Lichtquelle so huifie , his 

 ein scharfes Bild der Natronflamme nngefähr l^/.^fach vergrössert auf 

 dem Spalt entsteht. Dann stellt man einen auf einer Seite mit 

 weissem Papier beklebten Pappschirm dicht vor die Prismenfläche, 

 aus der das Licht austreten muss, und entfernt ihn so lange, bis ein 

 scharfes j^elbes Spaltbild auf ihm erscheint. Lni das Bild deutlich 

 erkennen zu können , thut man gut , einen zweiten Pappschirm so 

 aufzustellen, dass er die direct von der Natronflamme zum weissen 

 Schirm gehenden Strahlen abschneidet. 



Nun bestimmt man mit Hülfe eines Meterstabes den Abstand 

 des weissen Schirms von dem Drehungspunkt s des Sectors und 

 notirt die gefundene Grösse. In derselben Weise bestimmt man 

 dann die Bildabstände, welche zu den Einstellungen des Spalt- 

 schlittens auf die übrigen Theilstriche gehören, und notirt sie ent- 

 weder auf einer besonderen Tabelle oder schreibt sie einfach neben 

 den betreftenden Theilstrich auf das Lineal , etwa in der Art , wie 

 es Figur 2 darstellt. 



Den Bogen des Sectors versieht man ebenfalls mit einer Theilung, 

 am einfachsten auch in ^j^ cm ; auf dem Grundbrett befestigt man, 

 wie die Figuren 1 und 2 zeigen, eine Marke, so dass die Drehungen 

 des Sectors um die Achse s gemessen werden können. Den Zweck 

 dieser Theilung werden wir später kennen lernen. 



Bei der Aufstellung des Apparates zum Photographiren verfährt 

 man folgendermaassen. In einem verdunkelten Zimmer stellt man 

 auf einem hinreichend grossen, festen Tisch — seine Länge betrage 

 1^/2 bis 2 Meter, seine Breite etwa 1 Meter — zunächst die zur 

 Beleuchtung dienende Acetylen- oder Petroleumlampe auf. An die 

 Schmalseite des Tisches kommt dann nahe an die eine Längskante 

 das umgelegte Mikroskop, die Camera flndet auf einem besonderen, 

 kleineren Tisch oder Stativ ihren Platz. 



Das Mikroskop versieht man mit einem schwachen Objectiv und 

 schwachen Ocular und bringt auf den Objecttisch einen Ubjectträger, 

 auf dem sich ein Diamantstrichkreuz befindet.^ Dies bringt man in 

 die Mitte des Sehfeldes und stellt scharf ein. Unter die Condensor- 

 bleude legt man eine Blende aus weissem Carton , deren Oetfnung 

 etwas grösser ist als die Oeffnung der Condensorblende. 



Neben das Mikroskop legt man einen Meterstab parallel der 



1) Das Sehfeld beleuchtet man dabei durch den schon erwähnten 

 weissen Schirm, der seinerseits hinreichend durch die Lampe erhellt wird. 



