﻿1(1 Köhler: Beleuchtungsapparat für gleichmässige Beleuchtung. XVI, 1. 



optischen Aclise ;nit' den Tisch. Sein Nulli)iinkt soll in die Ebene 

 der Condensorblende fallen. Dieser Muassstab j,^estattet zunächst, 

 den Speetralajiparat sofort so aufzustellen, dass das Prisma etwa in 

 die optische Achse kommt, und ausserdem ermögliclit er, als P^ntfernung 

 des Prismas von dem Mikroskop einen der vorher bestimmten Ab- 

 stände zu wählen. Welchen man im einzelnen Fall zu nehmen hat, 

 hängt von der erforderlichen Grösse des Sehfeldes ab : bei einem 

 Abstand von 80 cm füllt das CoUectorbildchen etwa das Gesichtsfeld 

 von Objectiv D von Zkiss aus. 



Blickt man nach diesen Vorbereitungen in das Mikroskop , so 

 erkennt man in dem (Jesichtsfeld ein verwaschenes, aufrechtes Bild 

 des Spectralapparates. Man hat nun zunächst durch Verschieben 

 des Condensors das Bild scharf in die Objectebene einzustellen, dann 

 bringt man durch Heben und Senken mittels der drei Schrauben tmd 

 durch Schieben nach links und reclits das Bild des Prismas in die 

 Mitte des Gesichtsfeldes. 



Den Spaltsclilitten stellt man dann auf den dem gewählten Ab- 

 stand entsprechenden Theilstrich, macht den Spalt etwa 1 mm weit, 

 bringt die Lichtquelle auf den Schlitten Lq und erzeugt durch Ver- 

 schieben der Lichtquelle und des Spaltcollectors ein etwa zweimal 

 vergrössertes Bild der Flamme auf der Rückseite des Spaltes. 



Dann stellt man dicht vor das Mikroskop den schon oben er- 

 wähnten Pappschirm. Er ist ca. 30 cm hocli und etwa so breit 

 wie der Fuss des Mikroskops. Die dem Mikroskop zugewandte Seite 

 ist geschwärzt, die andere mit weissem Papier überzogen. Auf 

 dieser Seite ist in der Höhe der optischen Achse des Mikroskops 

 eine wagrechte Linie gezogen, ihre Mitte ist durch einen senkrechten 

 Strich bezeichnet. Es ist leicht , den Schirm so aufzustellen , dass 

 der Kreuzungspunkt der beiden Linien ungefähr in die Achse des 

 Mikroskops fällt. 



Einen zweiten Pappschirm stellt man, gerade wie auf Seite !) 

 angegeben, dicht bei dem Spectralapparat so auf, dass kein Licht 

 direct von der Lichtquelle auf das Mikroskop und den Schirm 

 fallen kann. 



Da man aus den Vorversuchen die Ablenkung des Lichtes im 

 l'risma kennt, so wird man den Spectralapparat so aufgestellt haben, 

 dass jetzt nur eine ganz geringe Drehung des ganzen Appa- 

 r a t e s um die Schraube S^ erforderlich ist , um das Spectrum auf 

 dem Schirm erscheinen zu lassen. Liegt der wagrechte Strich auf 

 dem Schirm nicht gleich weit von dem oberen und unteren Rand 



