﻿XVI, 1. Kfililer: Boleuclitungsapparat für gleichmässige Beleuchtung. H 



des Spectrums entfernt, so corrigirt man den Felder durch die 

 Schrauhen *S., und N.,, an .S\ darf man zunächst nichts mehr ver- 

 stellen. 



Nimmt man nun den weissen Schirm wej^, so fällt das Spectrum 

 auf das Mikroskop; auf der weissen Condensorblende erkennt man 

 deutlich die Farbe des Spectralgebiets, das zur Beleuchtung dient. 

 Blickt man nun in das ^Mikroskop , so sieht man in der Mitte des 

 Gesichtsfeldes das farbige Bild der Collectoröftnung. Sollte es nicht 

 ganz gleichmässig über die ganze Fläche gefärbt sein, so schadet 

 das vorläutig nichts. 



Man vertauscht nun zunächst den Objectträger mit Strichkreuz 

 mit dem aufzunehmenden Präparat, das schwache Objectiv und Ocular 

 mit den zur Herstellung der Aufnahme bestimmten Linsen, stellt 

 scharf auf das Object ein und verschiebt erforderlichen Falls den 

 Condensor wieder, falls das Bild des CoUectors in Folge abweichender 

 Dicke des Objectträgers an Schärfe eingebüsst haben sollte. Gering- 

 fügige Centrirungsfehler gleicht man durch Verstellen des Spectral- 

 apparates aus. 



Ich will hier gleich bemerken, dass das Bild des CoUectors nicht 

 immer genau kreisrund ist, das ist vielmehr nur der Fall, wenn es 

 blau erscheint, im Gelb ist es deutlich queroval, im Violett längs- 

 oval. Die Abweichung von der Kreisform ist aber nicht so be- 

 deutend , dass sie stören könnte ; in Betreff der Ursache dieser Er- 

 scheinung sei auf den dritten Theil verwiesen. 



Häufig ist nun auch das Bild der Collectorötfuung im Gesichts- 

 feld nicht ganz gleichmässig g e f ä r It t. Hat man z. B. Gelb 

 eingestellt, so spielt der eine Rand ins Orangefarbene, der andere 

 ins Grünliche. Dieser Fehler lässt sich sofort durch eine geringe 

 Verschiebung des Spaltes in der Achse verbessern. Der Sinn der 

 erforderlichen Verschiebung ergiebt sich aus folgender einfachen 

 Regel: Liegen die Farben im Gesichtsfeld ebenso wie 

 im reellen Spectrum — der röthliche Rand im Sehfeld und 

 das rothe Ende des reellen Spectrums also beide vom Beobachter 

 aus gesehen beispielsweise rechts — so hat man den Spalt 

 dem CoUector etwas zu nähern, im anderen Fall da- 

 gegen zu entfernen. Das reelle Spectrum denke man sich da- 

 bei auf einem durchscheinenden Schirm entworfen und vom Ocular- 

 cnde des Mikroskops aus betrachtet. Ist man bei der Auswertlmng 

 der Centimeterscala und beim Aufstellen der Apparate sorgfältig zu 

 Werk gegangen, so ist die erforderliche Verschiebung des Spalt- 



