﻿12 Köhler: Beleuchtungsapparat für gleichiuässige Beleuchtung. XVI, 1. 



Schlittens so gering, dass man die Stellung von Lichtquelle und Spalt- 

 collector nicht zu ändern braucht. 



.Sollte das Sehfeld ungleich hell erscheinen, so ist entweder der 

 Spaltcollector nicht richtig centrirt, oder er ist zu weit von dem Spalt 

 entfernt. Man kann den Fehler deutlich auf der Rückseite des 

 Trägers der Collectorlinse erkennen ; dort wird durch den Spalt ein 

 verwaschenes Bild von der Oetfnung des Spaltcollectors erzeugt. 

 Dies Bild erscheint als ovaler heller Fleck , bei richtiger Stellung 

 der Linsen muss dieser grösser sein als die Oeffnung des Collectors, 

 und beide müssen concentriseh liegen. 



Es handelt sich nun noch darum , den Apparat so einzustellen, 

 dass er Strahlen von einer bestimmten gerade gewünschten Wellen- 

 länge in das Mikroskop sendet. Diese f^instelhmg lässt sich auf 

 zwei Arten bewerkstelligen. 



Am einfachsten ist die Verwendung einer kleinen mit Farb- 

 lösung gefüllten Cuvette. Man hält dieselbe dicht vor das Auge 

 und betrachtet damit das reelle Spectrum , wenn mau es auf dem 

 weissen Schirm entworfen hat. Ist die Cuvette z. B. mit verdünnter 

 Erythrosiulösung gefüllt, so erscheint im Gelbgrün ein dunkler 

 Streifen.-^ Durch Drehen des Sectors stellt man nun diesen Streifen 

 auf die Mitte des Schirms imd entfernt denselben sodann. Der 

 Absorptionsstreif erscheint dann auf der Unterseite der weissen Con- 

 densorblende und kann nöthigenfalls noch genau auf die Mitte der 

 Blende eingestellt Averden. Dann fällt in das Mikroskop nur solches 

 Licht, das von dem Erythrosin am stärksten absorbirt wird, für das 

 also die Erythrosinplatte die grösste Empfindlichkeit besitzt. 



In ähnlicher Weise kann mau auch für Platten, die mit anderen 

 Stoffen sensibilisirt sind , einstellen ; man hat nur die Cuvette mit 

 der Lösung des betreffenden Sensibilisators zu füllen. 



Will man die Farbe einstellen, welche von den gefärbten Theilen 

 des Präparates am stärksten absorbirt wird, so dreht man den Sector 

 ganz allmählich um kleine Beträge und beobachtet nach jeder Drehung 

 das Bild im Mikroskop : wenn die gefärbten Theile am dunkelsten 

 erscheinen , so hat das Gesichtsfeld die richtige Farbe. Noch be- 

 quemer ist es, wenn man das Drehen des Sectors durch einen Ge- 



^) Zu concentrirte Lösungen oder zu dicke Schichten geben ein zu 

 breites Absorptionsband, das nicht gut zur Einstellung zu verwenden ist. 

 Man muss die Lösung so ausprobiren, dass der Absorptionsstreifen schmal 

 ist und doch dunkel genug erscheint. 



