﻿14 Kühler: Beleuchtungsapparat für gleiehmässigo Beleuchtung. XVI, 1. 



Liclit üherliaupt Avird man wohl bei der Verwendung des Zettnow- 

 sclien Liclitlilters bleiben. Dazu ist unser Apparat übrigens auch 

 verwendbar, wenn man Spalt und Spaltcollector entfernt, an Stelle 

 des Prismas ein LicLtlilter setzt und den Apparat um die Schraube *S', 

 so weit dreht, dass AB in die Kichtung der optischen Achse des 

 Mikroskops fällt. 



Die Ueberlegenheit des Spectralapparates zeigt sich erst bei 

 stärkeren Vergrösserungen und bei der Verwendung von blauem und 

 violettem Licht, das in dieser Reinheit von keinem Lichtfilter ge- 

 liefert wird. Gegen diese Vortheile fällt die schwierigere Einstellung 

 nicht ins Gewicht. 



Die Sache ist übrigens in Wirklichkeit nicht so scldimm, als 

 es nach der Beschreibung aussieht : mancher Handgriff ist rascher 

 ausgeführt, als beschrieben. Mit einem Apparat, der in mechanischer 

 und optischer Hinsicht auf das vollkommenste ausgestattet ist, wird 

 sich natürlich auch viel bequemer arbeiten lassen. 



III. 



Das beschriebene Verfahren stimmt in den Grundzügen überein 

 mit der von Helmholtz angegebenen Methode , Spectralfarben mit 

 Hülfe einer Sammellinse zu mischen , obgleich es anderseits auch 

 einfach als eine Weiterbildung des von mir in dieser Zeitschrift be- 

 schriebenen Beleuchtungsverfahrens betrachtet werden kann. Auch 

 wir mischen — allerdings sehr wenig verschiedene — reine Spectral- 

 farben und suchen eine möglichst gleichmässige Vertheilung derselben 

 über das ganze Sehfeld zu erzielen. Der besondere Zweck, den wir 

 verfolgen, nöthigt uns aber, eine Reihe besonderer Anforderungen 

 zu stellen ; auf den folgenden Seiten soll dargelegt werden, auf welche 

 Weise und bis zu welchem Grade die von mir vorgeschlagene Ein- 

 richtung diesen Forderungen gerecht zu werden sucht. 



Die Grösse des Sehfeldes. Das Sehfeld , d. i. das Bild 

 des CoUectors in der Objectebene, muss ausreichend gross sein. Be- 

 sonders weitgehende Anforderungen werden wir allerdings nicht zu 

 stellen brauchen, denn der Apparat wird naturgemäss wohl vor- 

 wiegend bei starken Vergrösserungen verwandt werden , wenn die 

 Leistungen des optischen Apparates bis zur äussersten Grenze aus- 

 genutzt werden sollen. Wir werden aber doch die Dimensionen der 

 CoUectorlinse und besonders des Prismas nicht zu knapp bemessen 



