﻿XVI, 1. Kcililer: Beleuclitungduppai-at für gleichmässige Beleuchtung. 15 



ilürfeu. Die von mir nnjic wandte Linse liat nui- einen Durclimesser 

 von 25 mm, das gleicliseitige Prisma Seitentläclien von G : 9 cm. liei 

 diesen Dimensionen des Prismas wäre auch eine Linse von etwas 

 grösserem Durchmesser zulässig, ja, wenn man auf eine kreisförmige 

 Begrenzung des Sehfeldes verzichtet, kann man den Durchmesser 

 des Collectors sogar wesentlich grösser wählen. 



Mit der Grösse der Uetinung hängt die Grösse der Brennweite 

 zusammen. Der Correction der spliärischen Abweichung wegen darf 

 uämlich bei gegebener Oeffnung die Brennweite nicht unter ein ge- 

 wisses Maass herabgehen. Anderseits darf man sie auch nicht zu 

 gross machen, sonst wird der Apparat zu unhandlich, der Spalt muss, 

 damit sich die Lichtstärke nicht ändert, entsprechend verbreitert 

 werden, und seine gleichmässige Beleuchtung wird schwieriger. Eine 

 Brennweite von etwa 12 bis 15 cm scheint mir am passendsten; 

 wie weit man da bei einem Objectiv, das eigens für diesen Zweck 

 construirt ist , mit der Oeftnung gehen kann , weiss ich nicht : bei 

 einem gewöhnlichen Opernglas ist nach meiner Erfahrung eine Ab- 

 blendimg auf etwa ^/- der Brennweite erforderlich. ^ 



Die Begrenzung des Sehfeldes wird von der Fassung des Col- 

 lectors gebildet. Theoretisch richtiger wäre es, eine eigene Blende 

 an der dem Collector zugewandten Prismentläche anzubringen, doch 

 stehen Linse und Prisma so nahe bei einander, dass man diese 

 Complication ohne Schaden sparen kann. Das Anbringen einer Iris- 

 blende zum Verkleinern des beleuchteten Sehfeldes dürfte kaum 

 zweckmässig sein , man erreicht dies besser durch Vergrössern des 

 Abstandes zwischen Mikroskop und Prisma , denn diesen hat man, 

 wie hernach begründet werden wird, im allgemeinen so gross als 

 möglich zu wählen. 



Wie schon auf Seite 11 hervorgehoben, ist das Bild der Collector- 

 öffnung in der Objectebene nicht immer kreisrund; das ist vielmehr 

 bei fester Aufstellung des Prismas immer nur bei der Farbe der 

 Fall, für welche die Ablenkung ein Minimum ist. Beiden weniger 

 brechbaren Strahlen ist der wagrechte, im Hauptsclmitt des Pris- 

 mas liegende Durchmesser grösser, bei den stärke r brechbaren 

 kleiner als der in allen Fällen gleichbleibende senkrechte Durch- 

 messer. Dies hängt mit der Abbildung der Collectoröffuung durch 

 das Prisma zusammen. Näheres ündet man in den ausführlicheren 

 Lehrbüchern der Physik, z. B. Ml^ller-Pouillet, Optik, bearbeitet 



^) Vergleiche p. 25. 



