﻿28 Köhler: Beleuchtungsapparat für gleichmässige Beleuchtung. XVI, 1. 



Die Einstellung auf die verschiedenen Farben könnte aueli durch 

 Drehen des Prismas bewirkt werden , und auf den ersten Blick 

 scheint es, als ob man dann alle übrigen Theile fest aufstellen könnte. 

 Das ist aber in Folge besonderer Eigcntliümlichkeiten der durch 

 Prismen erzeugten Bilder nur dann möglich, wenn der Strahlengang 

 wie beim Spectroskop und Spectrometer telecentrisch ist. Den Spalt 

 hätte man also in der Brennebene des CoUectors aufzustellen, der 

 dann die Rolle der CoUimatorlinse spielen würde ; das bei jeder 

 Stellung des Prismas in unendlicher Entfernung entstehende vir- 

 tuelle Spectrum wäre dann durch eine zweite, vor dem Prisma auf- 

 gestellte Projectionslinse in der Bleudenebene des Condensors reell 

 abzubilden. Diese Linse würde das Objectiv des Spectrometerfern- 

 rohres vertreten. Ich glaube aber doch nicht, dass eine derartige 

 Einrichtung eine Verbesserung des Apparates bedeuten und seine 

 Handhabung wesentlich erleichtern würde ; denn abgesehen davon, 

 dass so noch eine neue Linse hinzukäme , wäre man auf einen ein- 

 zigen, der Brennweite der Projectionslinse gleichen Abstand zwischen 

 Mikroskop und Spectralapparat beschränkt, für jeden anderen Ab- 

 stand hätte man eine andere Projectionslinse zu verwenden. Ausser- 

 dem wären Verschiebungen und Verzerrungen des CoUectorbildes 

 unvermeidlich. 



Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen , dass sich der 

 Apparat, wenn man ihn mit Quarzlinsen und Quarzprisma ausstattet, 

 iu Verbindung mit einem Mikroskopcondensor aus Quarz dazu eignen 

 würde, mit ultraviolettem Licht zu arbeiten. Die mir hier zur Ver- 

 fügung stehenden Hülfsmittel gestatten mir leider nicht. Versuche in 

 dieser Richtung anzustelleu. 



^ö 



[Eingegangen am 13. April 1899.] 



