﻿XVI, 1. Kühler: Beleuchtunjjsapparat für gleiclimässige Beleuchtung. 27 



Dadurcli wird einmal der Spalt hinreichend gleichmässig beleuchtet, 

 und dann kann er kein Flammenbild mehr auf dem CoUector ent- 

 werfen, sondern nur noch ein Bild von der Oeffnung des SpaltcoUectors, 

 das genügend gleichmässig hell, und — ausreichenden Durchmesser 

 des SpaltcoUectors vorausgesetzt — auch hinreichend gross ist, um 

 die Oetinung des CoUectors gleichmässig zu beleuchten. 



Besonders hohe Anforderungen an den Correctionszustand des 

 SpaltcoUectors werden nicht gestellt, eine Zusammensetzung auf zwei 

 einfachen Plan- oder Biconvexlinsen genügt. Die Brennweite darf 

 nicht zu gross sein, sonst wird der Apparat zu sperrig. 



Die Einstellung verschiedener Farben. Der Apparat 

 soll gestatten, innerhalb der durch die Absorption der angewandten 

 Medien gezogenen Grenzen jeden beliebigen Farbenbezirk des Spec- 

 trums zu benutzen. Zu diesem Zweck muss er um einen , der Zer- 

 streuung des Prismas entsprechenden Winkel drehbar sein. Bequem 

 ist es, wenn das von dem Prisma entworfene virtuelle Bild der 

 CoUectoröffnung , das ja in die Objectebene projicirt wird, dabei 

 seinen Ort nicht ändert. Diese Forderung ist hinreichend genau er- 

 füllt, wenn die Drehungsachse durch das Prisma hindurchgeht. Zur 

 Bestimmung der Wellenlänge des angewandten Lichtes kann man die 

 Scala des Sectors auf Wellenlängen aichen, mit Sonnenlicht unter 

 Benutzung der FRAimHOFER'schen Linien oder mit Hülfe von einigen 

 charakteristischen Emissionspectren. Man fängt das reelle Spectrum 

 zu diesem Zweck nicht auf einem Schirm auf, sondern beobachtet es 

 mit Hülfe eines in geeigneter Weise aufgestellten Fadenkreuzoculars. 

 Durch Drehen des Spectralapparats kann man dann die einzelnen 

 Linien nach und nach auf das Fadenkreuz einstellen und die er- 

 forderliche Drehung z. B. in Bezug auf die D-Linie als Ausgangs- 

 punkt mit Hülfe der Theilung des Sectors bestimmen. Ich habe 

 meinen Apparat so mit Hülfe der stärkeren FRAUN^HOFER'schen Linien 

 geaicht und nach den Messungen eine Wellenlängenscala angefertigt, 

 die das Einstellen einer bestimmten Farbe mit ausreichender Genauigkeit 

 gestattet, wenn man nach den Seite 13 gegebenen Anleitungen verfährt. 



Der Umstand, dass der ganze Apparat mitsammt der Licht- 

 quelle gedreht werden muss , ist ein Fehler der Vorrichtung , ich 

 sehe aber keinen praktischen Ausweg. Eine Verschiebung des Spaltes 

 senkrecht zur optischen Achse , wie sie bei dem Hartnack' sehen 

 Apparat angewandt ist , gestattet natürlich auch keine feste Auf- 

 stellung der Lichtquelle , sie müsste mit dem Spalt und dem Spalt- 

 collector zugleich verschoben werden. 



