﻿26 Köhler: Beleuchtungsapparat für gleichmässige Beleuchtung. XVI, 1. 



lectors in der Objectebene scharf bleibt ; die besten Resultate erhalte 

 ich bei der Verwendung von Mikroskopobjectiven an Stelle des Con- 

 densorsystems , gleich gute wird wohl der achromatische Condensor 

 liefern. Beim Gebrauch von Objectiven ändert sich im allgemeinen 

 mit der Oetfuung der beleuchtenden Lichtkegel auch die Grösse des 

 beleuchteten Sehfeldes, da Objective von verschiedener Apertur auch 

 meist verschiedene Brennweite haben. Objective von grosser Apertur, 

 etwa 0*6 und darüber, geben insbesondere der geringen Brennweite 

 halber auch kleine Bilder des CoUectors, die unter Umständen noch 

 nicht einmal das Sehfeld des zur Aufnahme dienenden Objectivs aus- 

 füllen. Das schadet jedoch nichts , denn bei grosser numerischer 

 Apertur der beleuchtenden Strahlenkegel ist das Gesichtsfeld immer 

 so stark gekrümmt, dass doch nur ein kleiner Theil desselben auf 

 der photographischen Platte scharf eingestellt werden kann ; zu 

 dessen Beleuchtung reicht aber auch ein stark verkleinertes Bild 

 des CoUectors aus. Ferner ist zu bedenken, dass bei kleiner Brenn- 

 weite der lineare Durchmesser der Oetfnung ebenfalls klein ist, so 

 dass dementsprechend auch der Abstand des Spectralapparats, ohne 

 dass eine Einbusse an Reinheit der Farbe zu befürchten ist, ver- 

 kleinert werden kann : dadurch wird aber das Bildchen der Collector- 

 öffnung trotz der kurzen Brennweite hinreichend gross. 



Gleichmässige Helligkeit des ganzen erleuchteten Seh- 

 feldes ist hier, wie bei jedem für mikrophotographische Zwecke be- 

 stimmten Beleuchtungsverfahren unbedingt nothwendig. Das setzt 

 voraus, dass die Oetfnung des CoUectors resp. die hintere Prismen- 

 fläche gleichmässig erleuchtet sei. Fällt das Licht von der Flamme 

 unmittelbar auf den Collector, so trifft dies, einzelne ganz beson- 

 dere Fälle ausgenommen , ohne weiteres zu. Geht das Licht aber 

 erst durch einen Spalt, so ist es anders. Der Spalt entwirft näm- 

 lich — wie jede enge Oetfnung — ein , wenn auch verwaschenes 

 Flammenbild auf der Collectoröffnuug. Soll dieses die ganze Collector- 

 öffnung bedecken, so muss entweder die leuchtende Fläche ziemlich 

 gross sein oder sich dicht hinter dem Spalt befinden , beide Forde- 

 rungen sind aber nicht immer zu erfüllen. Ausserdem würden aber 

 auch alle Unregelmässigkeiten in der Helligkeit der liclitstrahlenden 

 Fläche — bei engem Spalt weuigsteus — in diesem Bilde und da- 

 mit auch in dem in der Objectebene liegenden Bild des CoUectors 

 sichtbar werden. 



Um dies zu vermeiden , entwerfe ich durch den sogenannten 

 Spaltcollector ein schwach vergrössertes Flammenbild auf dem Spalt. 



