﻿XVI, 1. Köhler: Beleiichtungsapparat für gleichmässi;2:e Beleuclitiintr. 25 



setzen, immer genau in die Ebene der Condeusorblende fallen, Ist 

 die Collectorlinse nicht achromatisch, so muss man daher für jeden 

 Farbenbezirk den Spalt — bei gleichbleibendem Abstand zwischen 

 Prisma und Condeusorblende — anders einstellen. Um dies zu ver- 

 meiden, wälilte ich eine achromatische Linse ; die Aenderung in der 

 Einstellung, die auch hier der secundären Farbenabweichung wegen 

 erforderlich ist, bleibt dann so gering, dass wenigstens ein Nach- 

 stellen der Lichtquelle oder des SpaltcoUectors meist unuöthig wird. 



Störender noch als die chromatische Abweichung wäre eine 

 starke sphärische Aberration. Denn dann würden die einzelnen 

 Zonen des Collectors verschiedene gleichfarbige Spaltbilder in ver- 

 schiedenen Ebenen entwerfen, von denen natürlich immer nur eins 

 in die Blendenebene fallen könnte. Die oben aufgestellte Bedingung 

 wäre dann höchstens für einzelne Zonen des Sehfeldes , also die 

 Mitte oder den Rand, zu erfüllen. Diesem Umstand schreibe ich es 

 zu, dass bei meinen Versuchen das Opernglasobjectiv von 25 mm 

 Oeffnung und 12 cm Brennweite bessere Resultate ergab, als ein 

 anderes von 30 mm Oeffnung und 9 cm Brennweite, das eben seiner 

 Ausmaasse wegen sonst vortheilhafter gewesen wäre. Am besten 

 wäre wohl ein System ähnlich den verkitteten Fernrohrobjectiveu, 

 über die Harting^ berichtet. Objective mit nicht verkit- 

 teten Linsen sind nicht zu brauchen: die dünne Luft- 

 schicht veranlasst das Entstehen NEWTON'scher Farbenringe. 



Auch der Condensor muss hinreichend frei von sphärischer und 

 chromatischer Aberration sein. Sphärisch corrigirt muss er sein, 

 damit die den einzelnen Farben zugehörigen Collectorbilder, die von 

 der ganzen Oeffnung oder von grösseren Theilen derselben erzeugt 

 werden, jedes für sich möglichst scharf sind. Sollen sich diese 

 farbigen Einzelbilder vollkommen decken, so ist auch eine ausreichende 

 chromatische Correction erforderlich ; auch hier werden aber , der 

 geringen Verschiedenheit der in Frage kommenden Wellenlängen 

 wegen, Fehler in dieser Beziehung weniger störend sein als Mängel 

 der sphärischen Correction. 



Das gewöhnliche Condensorsystem von 1*2 resp. 1*4 numerischer 

 Apertur ist daher nur bei engen Blenden brauchbar, und selbst dann 

 hat man beim Uebergang zu schiefem Licht oder zu einer anderen 

 Farbe immer die Einstellung zu verändern, damit das Bild des Col- 



^) Harting, H. , Zur Theorie der zweitheiligen verkitteten Fernrohr- 

 objective (Zeitschr. f. Instrumentenk. Bd. XVIII, 1898, p. 357). 



