﻿2 4 Köhler: Beleuchtunf?sapparat für gleichmässige Beleuchtunff. XVI, 1. 



inul doppelter Reinheit der Farbe — sinkt die Helligkeit auf die 

 Hälfte , denn es kommen da nur halb soviel Farben zur Wirkunsi:. 

 Dieser Lichtverlust steht aber immer im Verhältniss zur Zunahme 

 der Reinheit und wächst nicht so rapid, wie es bei starker Ver- 

 engerung des Spaltes der Fall ist. 



Den erforderlichen grossen Abstand der einzelnen farbigen Spalt- 

 bilder können wir nun auf zwei AVegen erreichen. Man kann einmal 

 das Spectrum in entsprechend grösserem Abstand von dem Prisma 

 auffangen. Dabei ändert sich allerdings gleichzeitig die Breite der 

 Spaltbilder, mau muss daher den Spalt wieder in angemessener Weise 

 verengern, damit das Verhältniss zwischen Spaltbildbreite und Durch- 

 messer der Blendenöffnung unverändert bleibt. Diese Verkleinerung 

 der Spaltbreite und besonders der grössere Abstand vermindern 

 natürlich die Helligkeit des reellen Spectrums, man darf aber nicht 

 denken, dass deshalb das Bild der Collectoröffnung in der Object- 

 ebene mehr an Helligkeit eiubüsste als der grösseren Fteinheit des 

 zugelassenen Lichtes entspricht: in Folge des grösseren Abstandes, 

 in dem sich der Collector befindet, wird nämlich das CoUectorbildchen 

 kleiner, und dadurch wird die geringere Helligkeit des auf der 

 Oondensorblende entworfenen reellen Spectrums ausgeglichen. 



Dies Kleinerwerden des CoUectorbildchens setzt aber auch der 

 Vergrösserung des Abstandes zwischen Spectralapparat und Mikro- 

 skop Grenzen, da das Bildchen bald so klein wird, dass es auch 

 das Gesichtsfeld starker Objective nicht mehr ganz ausfüllt. Dann 

 bringt man die einzelnen einfarbigen Spaltbilder besser dadurch 

 noch weiter aus einander, dass man Prismen von grosser Disper- 

 sion wählt. 



Aus diesem Grunde, und weil Glasprismen von der erforder- 

 lichen Grösse und Vollkommenheit zu theuer sind, verwende ich ein 

 Schwefelkohlenstoffprisma. Falls der Kostenpunkt keine Rolle spielt, 

 wäre ein geradsichtiges Prisma von grosser Oeffnung und grosser 

 Dispersion zu empfehlen, das Wegfallen der Ablenkung würde meines 

 Erachtens das Arbeiten wesentlich bequemer gestalten. 



Die gleichmässige Färbung des Sehfeldes bildet 

 einen dritten Punkt, auf den besonders bei photographischen Auf- 

 nahmen unbedingt zu achten ist. Die Erfüllung dieser Forderung 

 setzt voraus , dass kein reelles oder virtuelles Bild des Spectrums 

 vom Condensor in der Nähe der Objectebene entworfen wird. Das 

 ist aber sicher nur dann der Fall, wenn die einfarbigen Spaltbilder, 

 welche die in Betracht kommende Region des Spectrums zusammen- 



