﻿22 Köhler: Beleuchtungsapparat für gleichmiissige Beleuchtung. XVI, 1. 



ganze Condensoröffnung ausfüllen. Die von all' diesen Farben er- 

 zeugten CoUectorbilder haben daher die gleiche maximale Helligkeit, 

 wie sie in dem zuletzt besprochenen Fall dem von der Farbe 550 

 entworfenen Bild allein zukam. Erst für die Farben, deren Wellen- 

 länge grösser als 590 oder kleiner als 510 /.i/^i ist, findet ein Abfall 

 der Helligkeit statt, und zwar genau so wie in dem vorigen Fall. 

 Statt weiterer Erörterungen verweise ich auf die Figur 5 d , welche 

 die Helligkeitscnrve für unseren Fall darstellt. Das der Abscissen- 

 achse parallele, gerade Stück zeigt die gleiche Helligkeit der Farben 

 590 bis 510, der rasche Abfall findet sich bei GoO und 470, die 

 Grenze bei 670 und 430. 



Der Maassstab der Ordinaten ist in dieser Figur derselbe wie 

 in Figur 4f/, daher giebt das Verhältniss der von beiden Curven 

 und der Abscissenachse umschlosseneu Flächen zugleich das Ver- 

 hältniss der Gesammtintensitäten des in beiden Fällen durchgelassenen 

 Lichtes. Es lässt sich leicht zeigen, dass die Fläche in Figur bd 

 doppelt so gross ist als die in Figur 4 d dargestellte Fläche ; die 

 Gesammtintensität ist also im letzteren Fall nur halb so gross als in 

 ersterem, was auch dem Verhältniss der Spaltbildbreiten entspricht. 



Die besprochenen drei Fälle zeigen zur Genüge , wie man im 

 Stand ist, einfach durch Verändern der Spaltweite die Reinheit des 

 zugelassenen Lichtes in bequemster Weise zu reguliren, viel besser 

 als es bei Verwendung von Lichtfiltern durch Aendern der Concen- 

 tratiou oder Schichtdicke möglich ist. Daher ist die Spaltbreite bei 

 meinem Apparat veränderlich. Am besten wäre ein Spalt mit sym- 

 metrisch verschiebbaren Backen und Mikrometerschraube zur Be- 

 stimmung der jeweilig eingestellten Spaltweite ; nur der Billigkeit 

 wegen habe ich der Revolverscheibe mit Spalten von abgestufter 

 Weite den Vorzug gegeben. 



Ausser der Reinheit ändert sich aber mit der Spaltbildbreite, 

 wie wir eben sahen, auch die Helligkeit, und zwar dieser proportional. 



Vergleicht man die Aenderung der Helligkeit mit der gleich- 

 zeitigen Aenderuug der Reinheit , so kommt man zu einem für die 

 Construction und den Gebrauch des Apparates wichtigen Resultat. 



Nehmen wir für den ersten Fall, da sich ein reines Spectrum 

 ja nicht verwirklichen lässt, die Breite des Spaltbildes gleich ^J^qq 

 des Blendendurchmessers an, die Intensität des gesammten durch- 

 gelassenen Lichtes werde dann willkürlich gleich 1 gesetzt. Im 

 zweiten Fall ist dann die Lichtstärke gleich 100, im dritten gleich 

 200. Der Spielraum, innerhalb dessen die Wellenlänge des durch- 



