﻿424 Schaffer: Vorrichtung zum Entwässern histologischer Objecte. XVI, 4. 



Meine ursprüngliche Absicht, ähnlich feinmaschige Körbchen 

 aus dünnen Glasfätlen oder Glaswolle hersteilen zu lassen, war 

 technisch nicht ausführbar. 80 gritl" icli zum Platin wegen seiner 

 Unveränderlichkeit gegenüber den meisten Reagentien. Dasselbe ge- 

 stattet aber auch eine einfache Anbringung des Körbchens in schwe- 

 bender Lage innerhalb der Glasgefässe , welche die Flüssigkeiten 

 enthalten. 



Biegt man nämlich die vier Zipfel des Körbchens nach Art der 

 Blumenblätter einer Gentiana acaulis stark nach aussen, und schiebt 

 man das Körbchen in einen Glascylinder, dessen Durchmesser geringer 



als die Entfernung zweier gegenüber liegender 

 Zipfelspitzen , grösser als der Durchmesser des 

 cylindrischen Theiles des Körbchens ist, so wird 

 dasselbe durch den Druck der federnden Zipfel 

 auf die Glaswand in jeder beliebigen Höhenlage 

 festgehalten (s. Figur). Der cylindrische Theil 

 mit dem Inhalte schwebt frei in der Flüssigkeit. 

 Die Einfachheit dieser Aufhängemethode ist 

 einleuchtend und ebenso die vielseitige Verwend- 

 barkeit dieses Körbchens. Zweckmässig ist es, 

 eine Reihe gut verschliessbarer Standcylinder 

 (ich verwende solche von 10 cm Höhe und 3*2 cm 

 Lichte) zur Verfügimg zu haben, unter denen 

 einer am Boden mit einem verschliessbaren Ab- 

 flussrohr versehen ist. 



Zum Fixiren eines Objectes wird dasselbe 

 im Körbchen in das mit der Fixirungsflüssigkeit 

 gefüllte, gut schliessbare Gefäss eingesenkt. Die 

 Flüssigkeitsschicht über und unter dem Objecte kann durch Ver- 

 schieben des Körbchens beliebig geregelt werden. 



Zum Auswaschen wählt man das Standgefäss mit Tubus am 

 Boden, welchen man mittels Gummischlauches mit dem Auswasch- 

 apparat oder dem Hahn des Wasserleitungsrohres in Verbindung bringt. 

 Bei otfenem Deckel wird dann das Object von unten nach oben vom 

 strömenden Wasser durchspült. Ein Herausschwemmen des Objectes, 

 das bei der Höhe des Cylinders und massigem Wasserdrucke kaum 

 vorkommt, kann man allenfalls durch Ueberbinden der Glascylinder- 

 mündung mittels Gaze verhindern. 



Zum Entwässern wird das Körbchen in den nach einander 

 mit den verschiedengradigen Alkoholen gefüllten Cylinder suspendirt; 



