﻿XVI, 4. Schaffer: Vorrichtung zum Entwässern histologischer Objoctc. 423 



Ubjectes und der Flüssigkeit, mit der mau dasseUji- durciiträukcu 

 wollte, zu eiuem möglichst vollkommenen zu gestalten. Man lagert 

 die Stücke auf Watte, Filtrirpapier, Glaswolle oder mau hängt sie 

 an eiuem Fadeu in der Flüssigkeit auf, was eine vorzügliche Methode 

 ist, wenn das Object die Befestigung am Faden ohne Schaden ge- 

 stattet. Endlich hat man auch schon verschiedene Ajjjjarate ersonnen, 

 um den in Rede stehenden Zweck zu erreichen, unter denen mir 

 das von R. Thoma^ zur raschen Fixirung angegebene oberschlächtige 

 Wasserrad besonders zweckmässig erscheint. Ich verweise aucli auf 

 die Bemerkungen in den Grundzügen der histologischen Technik von 

 B. Lee und P. Mayer "^. 



Diese Apparate sind aber entweder zu complicirt, oder es sind 

 die Contacttlächen zwischen Object und der durchbrochenen Gefäss- 

 wand noch immer zu gross, um eine möglichst rasche und ungehin- 

 derte Diifusion zu ermöglichen. Dies ist z. B. bei den für die Be- 

 handlung von Schnitten unübertroffenen Siebdosen von Steixach^ 

 oder den für gewisse Zwecke sehr praktischen Porzellan -Sieb- 

 Eimerchen von Fairchild^ der Fall. 



Ich selbst habe verschiedene Versuche mit Glasrosten, welche 

 als Boden an niedere Glascylinder angeschmolzen waren und so mit 

 den Objecten leicht aus einer Flüssigkeit in die andere übertragen 

 werden konnten, mit durchbrochenen Glaskörbchen etc. angestellt, 

 ohne ein befriedigendes Ptesultat zu erreichen. 



Nunmehr bediene ich mich seit längerer Zeit einer Vorrichtung, 

 welche ich empfehlen zu können glaube und im Nachfolgenden 



beschreibe. 



Aus einem quadratischen Stücke nicht zu schwachen Platindraht- 

 netzes von 5 cm Seitenlänge und beiläufig 1 mm Maschenweite 

 wird ein Cylinder von 2 cm Bodendurchmesser gestanzt, dessen 

 oberer Rand dann naturgemäss in vier lange Zipfel ausläuft, die 

 man nach aussen biegen kann, um den Fassuugsraum des Cylinders 

 zu erhöhen (PK). Dieses Platiukörbchen ist zur Aufnahme der Objecte 

 bestimmt, und können dieselben in diesem Körbchen bis zur Vollendung 

 aller Proceduren von einer Flüssigkeit in die andere gebracht worden. 



1) Diese Zeitschr. Bd. XIV, 1897, p. 333. 



2) Berlin, 1898, p. 3. , „ •, 



3) Steixach, E., Siebdosen, eine Vorrichtung zur Behandlung unkro- 

 skopischer Präparate (Diese Zeitschr. Bd. V, 1887, p. 433). 



*) Fairchild, D. G., A perforated porcelain cyhnder as waslung appa- 

 ratus (Diese Zeitschr. Bd. XII, 1895, p. 301). 



