﻿XVI, 4. Schaffor: Eine Zuschneide-Vorriclitung für Paraffinblöcke. 410 



dem von Fhojoie und mir constriiirten naelij?el)ildet ist, beigegeben 

 sind. Besondere Zuschneide -Instrumente Iiaben KASTsniEXKo/ 

 Born- und, wie ich jetzt finde, erst kürzlich Eteuxod'' beschrieben. 

 Letzteres hat im Principe viele Aelinlichkeit mit dem von mir zu 

 beschreibenden, ist aber ziemlich complicirt und daher walirscheinlieh 

 bedeutend theuerer. Ich muss aber hervorheben, dass die Ver- 

 schiebbarkeit der das Object tragenden Kittplatte mittels Mikrometer- 

 schraube ein entschiedener Vorzug des Apparates von Eternou ist. 



Meine einfache Vorrichtung besteht im Folgenden: 



Eine runde, gewölbte, oben flach geschliffene Grundplatte aus 

 Eisen a trägt in der Mitte festgeschraubt, aber mittels eines Halses 

 (Figur 2, 0) über dieselbe emporragend eine Metallscheibe d, welche 

 zur Aufnahme der Kittplatte (Figur 1, /?) ausgehöhlt ist (Figur 2, t). 



Letztere besteht aus einer Hartholzscheibe mit flachem Messing- 

 stiel , welcher ziemlich genau in die Höhlung von d (Figur 2 , t) 

 passt und in derselben durch die Schraube m festgestellt werden 

 kann. Auf die Kittplatte wird der Paraffinblock (Figur 1, p), welcher 

 bereits durch den zerlegbaren Einbettrahmen eine parallelepipedische 

 Form erhalten hat, mit ebener Fläche aufgesetzt und festgeschmolzen. 



In die eiserne Grundplatte sind ausserdem noch in gleicher 

 Entfernung vom Rande und in zwei auf einander senkrechten Radien 

 zwei Stahlstifte (Figur 2 , 0' und 0") festgeschraubt , welche genau 

 die Dicke des die Platte d tragenden Halses besitzen. 



Der zweite selbstständige Theil der Vorrichtung stellt eine über 

 der Kittplatte verschiebbare Guillotine dar. 



Die Hartmessingplatte s umfasst mittels eines langen Schlitzes 

 klammerartig den Hals der Scheibe d und einen der Stahlstifte 0' 

 oder 0". Die senkrechte Entfernung der abgeschliffenen Oberfläche 

 der Grundplatte und der Platte d, d. h. die Höhe des Halses 0, 

 entspricht genau der Dicke der Platte s, so dass letztere wie in 

 einer Schlittenführung zwischen beiden Platten hin und her geschoben 



^) Kji.STSCHENKO , N. , Methode zur genauen Reconstruction kleinerer 

 makroskopischer Gegenstände (Arch. f. Anat. u. Physiol. Anat. Abth. 188G, 

 p. 388). — lieber das Beschneiden mikroskopischer Objecte (Diese Zeitschr. 

 Bd. V, 1888, p. 173). 



'2) Born, G., Noch einmal die Plattenniodellirmethode (Diese Zeitschr. 



Bd. V, 1888, p. 433). 



3) Eternod, A. C. f., Instruments et procedes micrographiques nou- 

 veaux. III. Un nouvel appareil ä delinir les cubes de paraftine (Diese 

 Zeitschr. Bd. XV, 1898, p. 421). 



27* 



