﻿418 Schaffer: Eine Zuschneide -Vorrichtung- für Paraffinblöcke. XVI, 4. 



Bei der vor mir nunmehr ausschliesslich geübten Methode des 

 Uebertragens der Sehnittbänder, welche in Deckglaslänge (40 bis 

 50 mm) abgeschnitten werden, auf warmes Wasser und dem hier er- 

 folgenden Aneinanderstossen der Bänder bis zur erreichten Deck- 

 glasbreite (30 mm) , war es aus Kücksicht auf Raumersparniss und 

 rasches Arbeiten von Wichtigkeit , auch die zwei übrigen Seiten- 

 flächen des Paraffinblockes parallel zu einander zu machen, so dass 

 man vollkommen quadratische oder rechteckige Paraffinschnitte er- 

 hält. ^ Die Herstellung dieses Parallelismus mit dem Messer aus 

 freier Hand gelingt zuweilen, meistens aber nicht; die Folge ist dann, 

 dass sich die Bänder in Curven krümmen, was für die weitere Be- 



1. 



handlung derselben sehr störend ist. Man hat daher verschiedene 

 mechanische Einrichtungen ersonnen, um einen genauen Parallelismus 

 herzustellen. Als bekannt darf ich den ,,Definirbügel", welcher dem 

 Mikrotome von Minot-Zimmermann " und die Definirapparate , welche 

 den Mikrotomen von Reinhold-Giltay, ^ und von Reichert, ^ welches 



^) Vgl. Spee, Graf F., Leichtes Verfahren zur I^rhaltung linear ge- 

 ordneter, lückenloser Schnittserien mit Hülfe von Öchnittbändern (Diese 

 Zeitschr. Bd. H, 1885, p. 9). 



") Diese Zeitschr. Bd. V, 1888, p. 473 u. Bd. IX, 1892, p. 176. 



«) Diese Zeitschr. Bd. XV, 1898, p. 27. 



*) Nowak, J. , Ein neues von der Firma C. Reichert construirtes 

 Mikrotom (Diese Zeitschr. Bd. XIV, 1897, p. 324.) 



