﻿XV'I, 2. Hoydenreich: Nciierung-en in der bacteriologischen Technik. 147 



Die Wirkuni;- niul Handluibnng des Apparates ist am besten 

 ;ins Figur 2 ersiclitlicli. Die IMirette steht in einer WouLFF'sclien 

 VAn- bis Zweiliter-Flasche, hermetisch durch Kautschuk])fr(t]if in einer 

 der Oeti'nungen befestigt. Durch die andere Oetiiuing , gleichfalls 

 iiermetisch durch Gummistopfen geschlossen, geht ein Glasrolir mit 

 einem Wattepfropfen. Ein ebensolcher Wattepfropfen befindet sich 

 bei c in der Bürette oben, und über c hängt eine Glaskappe. Es 

 ist dieses unumgänglich nothweudig , damit aller Staub von der 

 Standtlasche sowohl als 

 auch von der Bürette ab- 

 gehalten werde. Dafür 

 halten sich aber auch 

 h'iclit zersetzbare Titer- 

 tiüssigkeiten , wie z. B. 



Kaliumhypermanganat-, 

 Silbernitratlösungen etc., 

 ausserordentlich lauge (ge- 

 schwärzte Flaschen, s. un- 

 ten). Bei b ist ein über das 

 Glasrohr vermittels Kaut- 

 schukschlauch gestülpter 

 Kautschukball mit Loch 

 in der Basis sichtbar. 



Drückt mau nun, mit 

 dem Finger auf dem Loch, 

 den Ballon ein- bis drei- 

 mal hinter einander zu- 



sammen , 



so 



steigt 



die 



Flüssigkeit in die Bürette 

 durch den offenen Hahn 

 liei f. Ist sie in der Nähe 



des 0-Strichs oben angelangt, so schliesst man /"und drückt noch 

 ein wenig, um die Flüssigkeit etwas über zu bringen (vorsichtig 

 wegen Herausschleuderns bei c). Dann entfernt man den Finger von 

 />, worauf die überschüssige Flüssigkeit durch Rohr e herabfliesst, 

 und das Niveau stellt sich automatisch auf ein, Aveil der 0-Strich 

 genau am unteren Rande der Rohröftnung e steht. 



Es verstellt sich von selbst, dass vorher ein wenig Flüssigkeit 

 durch Hahn d abgelassen werden muss, um alle Luft aus der ganzen 

 Bürette zu entfernen. Darauf bringt man das Niveau wieder auf 0. 



10* 



