﻿XVI, 2. Heydenrcieh : Neuerungen in der bacteriologisclien Technik, ifjö 



auf specielle Bestellung Max Cochius, Berlin S, Ritterstrasse 113, 

 Messing- und Metalhvaareu-Fabrik. Doch ist bei dcf llestellung zu 

 bemerken, dass die Röhren geglüht sein sollen, damit sie sich leiclit 

 und weich biegen. Die Längen der einzelnen Windungen seien etwa 

 1"5 cm, das lange Ende kann 4 bis 5 cm genommen werden, das 

 kurze Ende sieht nach unten und ist ein klein wenig kürzer als die 

 Windungen zu machen. 



Hat man das Rohr, so muss man sicher sein, dass die Wände 

 überall luftdicht sind, wovon man sich durch Luftaussaugen mit der 

 Zunge leicht überzeugt. Ausserdem ist jeder van HESTSche Ver- 

 schluss ebenso auf Luftdurchlässigkeit zu prüfen, und bei eventuellen 

 Rissen nicht gleich zu verwerfen, sondern nachträglich zu verlöthen ; 

 der Riss, resp. das kleine Loch, ist leicht zu linden, wenn mau bei 

 geschlossenem einen Ende des vax HEsx'schen Verschlusses in das 

 andere Ende durch ein Gummirohr stark hineinbläst : die Stelle, aus 

 der unter Wasser deutlich sichtbare Luftbläschen aufsteigen, ist die 

 Oetfnung oder der Riss. 



Für die laufenden Arbeiten im Laboratorium ist es am be- 

 quemsten, obengenannten Kolben einen Inhalt von etwa 200 bis 

 250 cc zu geben, und sie in grösserer Zahl mit Nährmedien zu be- 

 schicken. Für grössere Vorräthe sind solche von ein halb bis ein 

 Liter zu nehmen. Letztere sind aber dann, ausgenommen die flüssigen 

 Medien , immer wieder in die kleineren überzuführen und zu ver- 

 theilen, denn keine der Gallerten verträgt, wie ja bekannt, zu häutige 

 Erwärmungen und wiederholte Verflüssigungen. 



Die Arbeit mit diesen Kolben ist eine sehr rasche und spart 

 erheblich Zeit und Mühe. Wer viel mit Plattengiessen zu thun liat, 

 wird diese Kolben sofort vollauf würdigen und sie gewiss lieb ge- 

 winnen. Ausser einer bedeutenden Erleichterung der Arbeit ist es 

 von hohem Werthe, dass die Medien nie verschimmeln, es sei denn, 

 dass in dem vax HESx'schen Verschluss selbst sich Wasser ansam- 

 melte. Doch auch dieses verdunstet bald, und die Röhre ist wieder 

 trocken und keimsicher. Auch ist es in jedem Augenblicke möglich, 

 sie durch eine Flamme auf 200*^ zu bringen, ohne den Pfropfen zu 

 verbrennen. 



Endlich ist es nicht minder hoch anzuschlagen, dass die Nähr- 

 böden nicht eintrocknen. Ich hatte probeweise ein Gelatinemedium 

 anderthalb Jahre auf einem Tisch aufgestellt, der mitten im Zimmer 

 allem Zugwind durch Oettnen des Fensters soAvie Hin- und Hergehen 

 von Menschen ausgesetzt Avar, und doch, trotzdem der Kolben lialb 



