﻿158 Heydenreich: Neuerungen in der bacteriologischen Technik. XVI, 2. 



4. Apparat zur "Wasserentnahme aus Tiefen für baeteriologische 



Untersuchungen. 



Dieses ist ein für einwandsfreie baeteriologische Untersuchungen 

 sehr wiclitiger, ja unumgängliclier Apparat, und trotzdem ist es zu 

 verwundern , dass ein solcher bis auf den heutigen Tag noch nicht 

 zur vollen Zufriedenheit construirt worden ist. Am meisten entspricht 

 noch den Forderungen der von Rohrbeck construirte Apparat, wäh- 

 rend der HEYROTH'sche , ebenso der LepsiusscIic für praktische 

 Zwecke zu complicirt, ja ungenügend sind. Auch die französische 

 Methode des Evacuirens eines Glasrecipienten und nachherigem Ab- 

 brechen einer ausgezogenen Spitze desselben unter Wasser in ge- 

 wünschter Tiefe ist zu umständlich, namentlich wenn man viele 

 Proben zu entnehmen hat. 



Ohne weiter in die detaillirte Kritik dieser Apparate einzu- 

 gehen, will ich im folgenden den Wasserentuahmeapparat beschreiben, 

 dessen wir uns im hiesigen Laboratorium seit 1893 bedienen und 

 mit dem wir bis zur Stunde vollkommen zufrieden sind. 1894 Avurde 

 er von Pleteneff und Ssesesnefp beschrieben. ^ Seitdem sind einige 

 umveseutliche Verbesserungen an demselben angebracht worden, so 

 dass sich der vollkommene Apparat nun folgendermaassen gestaltet 

 (Figur 13): 



Die Entnahmeflasche ist eine gewöhnliche Glastlasche mit eiu- 

 geschliffenem, plattem Glasstöpsel (von oben nach unten), wie sie zu 

 chemischen Standgefässen benutzt werden; sie hat einen Inhalt von 

 etwa 180 bis 200, selbst bis 250 cc. Alle diese Grössen passen 

 zum Apparat , man braucht also nicht eigene Glasflaschen zu be- 

 stellen , was die Vorrichtung mmütz vertheuern würde. Nur hat 

 man darauf zu achten, dass die obere Platte der Glasstöpsel nicht 

 etwa breiter sei als der Bleikopf des Apparats (a) , der die Stöpsel 

 zu heben und zu senken hat. Ausserdem ist es erforderlich , dass 

 der Raum unten, zwischen der Platte des Glasstöpsels und dem 

 Hals der Flasche nicht zu eng sei , damit die Seitenzwecken im 

 Bleikopf unten (Figur 14, 15, 16 ccc) beim Unterschieben unter 

 die Stöpselplatte sich nicht zwischen Hals und Platte einklemmen 

 und den Stöpsel heben , gleich beim Einlegen der Flasche in den 



1) Pleteneff, W., u. Sselesxeff, A., Zur Frage über den Bacterien- 

 gehalt der artesischen Brunnen (Wratsch, 1894, No. 32 [Russisch]). 



