﻿XVI, 2. llt-ydcnreich : Neuerungen in der l^acteriolos'ischen Technik, ißi 



uiul 1() ist der untere Theil des Bleikopfes von unten gesellen ab- 

 gebildet, und zwar bei Figur 15 mit geschlossenen, bei Figur 10 

 mit getiffneten Seitenklemmen cc. Von beiden Seiten sieht man in 

 Projection die Fiilirungsstaugeii «ö. Die Seitenklemmen sollen etwas 

 scliwer gehen. Das Querstück g Figur 13 ist beweglich und hat 

 von beiden Seiten Schrauben , um es höher und niedriger stellen zu 

 können, in der Mitte ist ein Loch mit innen abgerundeten Rändern 

 für die Schnur, damit das Heben und Senken immer ein senkredites 

 bleibt. Gut ist es . die Schnur im unteren Theil aus zwei dünnen 

 ^lessingdrähten zu machen, damit dieselbe sich nicht abreil^t und im 

 kritischen Augenblicke reisst ; zwei Drähte (nicht einer; sind wünschens- 

 werth, weil man immer sehen kann , ob einer von ihnen bereits ge- 

 rissen ist, und in diesem Falle garautirt der andere den ununter- 

 lirochenen Fortgang der Untersuchung. Schliesslich ist die kleine 

 Oese ölten im Kopf, die zum Befestigen der Schnur dient, so tief 

 unter die Obertiäche des Bleies zu verlegen, dass sie nicht an den 

 Ring des Querstückes anschlägt, wenn man den Bleikopf hebt. Die 

 Erfahrung hat gezeigt, dass hier die Schnüre zuerst abreissen. 



Nun noch ein Wort über den Bügel und die Seukkette. Der 

 Bügel li soll stark , aber in den Auf hängegelenken leiclit beweglich 

 sein. In die obere Oese wird ein starker Carabiner eingelegt, welcher 

 das Ende einer gewöhnlichen Messingkette bildet , die wieder aus 

 quer auf einander stehenden länglichen Ringen besteht. ^\\ der 

 Kette sind jedes halbe Meter Zeichen angebracht, um die Tiefe der 

 Entnahme zu kennen. Das Maass wird vom Niveau des Halses der 

 Flasche an gerechnet. Schnüre statt Ketten sind ganz zu verwerfen, 

 denn abgesehen von ihrer zweifelhaften Haltbarkeit auf die Dauer 

 rufen sie beim Beschweren jedesmal Drehungen des Gewichts her- 

 vor , welche in unserem Falle die ganze Wasserentnahme in Frage 

 stellen können. Es ist dieses namentlich deshalb von besonderer 

 AVichtigkeit , Aveil man ja zwei Schnüre in der Hand hält, die bei 

 Verwickelungen das Oetfnen und Schliessen der Flasche unter Wasser 

 geradezu unmöglich machen und viel Zeit im Augenblicke der Ent- 

 nahme erfordern, um die verwickelten Schnüre wieder zu entwirren. 



Hier noch einige Maasse für eine etwaige Reconstruction : Höhe 

 des Untertheils Itis h Figur 13 == 14 cm; innerer Durchmesser 

 desselben G"5 cm ; der Ubertheil bis zum Ende der Führungsrinnen 

 = IT'ö cm: bis zum Oberrand des Ringes c (von unten nach oben) 

 7 '8 cm: Hithe des Bleikopfes 4 cm. Durchmesser des Ringes am Blei- 

 kopf unten 4*3 cm: Entfernung der beiden Führungsrinnen von ein- 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XVI, 2. 11 



