﻿XXI, 2. ileydenreich: Neuerungen in der bacteriologischen Technik. 163 



sieht iii.'tu einige Zeit hindurch IMasen aufsteigen; Avenn sie nicht 

 nielir erscheinen , ist die Flasche gefüllt ; man senkt den Bleikopf 

 auf die Flasche zurück und kann nun den Apparat herausziehen. 

 Darauf nimmt man die Flasche aus dem Apparat heraus, giesst 

 einige cc Wasser fort und schliesst endgültig den Hals der Flasche 

 mit dem Glasstöpsel. 



Es emptiehlt sich , vor dem Versenken bei jeder Flasche vor- 

 sichtig zu probiren, ob der Glasstöpsel sich leicht bewegen lässt, 

 sonst kann es vorkommen, dass man an der Schnur zerrt und reisst, 

 und die Flasche im Wasser trotz alledem geschlossen bleibt. Die 

 Wasserentnahme aus Brunnen geschieht in derselben Weise. Die 

 Tiefe der Versenkung- unter das Wasser wird dadurch ermittelt, dass 

 man zuerst die Entfernung des Brunnenrandes vom Wasserspiegel 

 mittels des bekannten PExxENKOFFER'schen Schälchenstabs bestimmt. 

 Diese Entfernung wird auf der Kette bezeichnet und von diesem 

 Zeichen an die Versenkungstiefe gerechnet. 



Jetzt bleibt noch übrig, die volle Flasche oder die Flaschen 

 möglichst rasch keimfrei zu verpacken und an den Untersuchungsort 

 zu transportiren. Dieses geschieht in einem eigenen Behälter, der 

 von mir seit etwa 6 Jahren construirt wurde, von Dr. Plaskin etwas 

 vervollkommnet und von Dr. Pleteneff und Dr. Sselesneff be- 

 schrieben wurde. ^ Der Behälter fungirt bis heute zu voller Zu- 

 friedenheit. 



5. Behälter zum Transport der Flaschen mit den Wasserproben 

 behufs bacteriologischer Untersuchung. 



Der Behälter (Figur 18) ist cylindrisch, steht auf kleinen Füssen 

 und hat unten eine verschraubbare Düse zum Wasserablauf des 

 schmelzenden Eises, oben einen Deckel und einen Bügel mit Griff 

 zum Transport. Um die Wärmeleitung abzuhalten , ist er von Filz 

 und aussen noch von Wachsleinwand umgeben, während er selbst 

 sowie sein Inneres aus Messing verfertigt ist. Inwendig (Figur 19) 

 ruht auf kleinen Seitenstützen a das untere Gestell für 10 Flaschen 

 zu je 180 cc mit Glasstöpsel wie sie oben erAvähnt wurden. Dieses 

 (bestell ist nichts anderes als eine Plattmenage (Figur 20), mit festem 

 Hoden und Seiten, in der auf einer Höhe von etwa 7 cm federnde, 



^) Pletexeff, W., u. Sselesxeff, A., 1. c. 1894. 



11 = 



