﻿XVI, 2. Heydenrt'ich: Ncuenin^icn in ilcr bacteriologischen Technik. 1(;5 



FlaschenjTcestelle zu verlieren, liiiial» in den unteren Absdniitt fliessen, 

 \(m \v(t rs uiitsainnit dem unteren Schmelzwasser durch die untere 

 8eitendüse h zu jeder Zeit .'ilti^elassen worden kann. 



Wie man sieht, ist hier dasselbe l'rinci|) diiiv li;j;efii]irt, wie bei 

 meinem Eis-Erstarrun.esapparat für jrelatincrende Nährmedien: die 

 Kälteqnelle wirkt von oben nach unten, und niciit umj^'ektdirt. Des- 

 hall) l)Ieilien die Flaschen die fj:anze Zeit des Transports unter einer 

 beständigen Temperatur von etwa +1° bis -f" -^? ""'^ wenn man 

 Salz auf die Pfanne giebt von — 8 bis — 5^. Doch sei man mit 

 dem Salz vorsichtig, weil wir noch nicht endgültig die Wirkungs- 

 weise des Vereisens des Wassers auf dessen Keime kennen. Unter- 

 wegs hat der Bote hin und wieder bloss nachzusehen, ob in der 

 oberen Pfanne genügend Eis vorhanden ist, und solches auf den 

 l)etreffenden Stationen nachzufüllen. 



Man könnte denken, dass die ohne weitere Umhüllungen in die 

 Gestelle eingesetzten Flaschen an 

 den Flaschenrändern leicht durch 

 Keime verunreinigt würden. Wie- 

 derholte Erfahrung hat jedoch ge- 

 lehrt, dass dem so nicht ist. Dennoch 

 wird diesem Umstände dadurch vor- 

 gebeugt , dass über jeden Flaschen- 

 stöpsel nocli vor dem Sterilisiren ein 

 steriles Zinnhütchen von Weintlaschen 



aufgesetzt wird, welches bis fingerbreit unter die llalsötfnung der 

 Flasche herabhängt und an den Halsrand leicht angedrückt wird. 

 Vor dem Einstellen der Flasche in den Senkapparat f Figur 13) wird 

 die Kapsel abgenommen , und auf einen durch die Flamme ge- 

 zogenen und in den Boden gesteckten Glasstab , Draht etc. vor- 

 sichtig aufgesetzt , so lange , bis die Flasche gefüllt ist und in den 

 Behälter zurückversetzt werden soll. 



Da der Kaum im Behälter zwischen beiden Gestellen von oben 

 und unten gedeckt ist, und ausserdem jede Flasche ihren breiten 

 platten, über die Ränder des Halses ragenden Glasstöpsel hat, so 

 ist anzunehmen , dass bei gewöhnlichen Verhältnissen dieser Band 

 auch ohne Zinnhütchen genügend vor Keimverunreinigungen geschützt 

 ist, und beim späteren Oetfnen des Stöpsels im Laboratorium keine 

 <lefahr einer irgendwie nennenswerthen Verunreinigung des Flaschen- 

 inhalts vorliegt. 



Früher wurde im hiesigen Laboratorium aus instinctiver Scheu 



20. 



