﻿163 Heydonreich: Neuerungen in der bacteriologischen Technik. XVT, 2. 



4cmv 



6. Bürette zum Bereiten genau dosirter Verdünnungen der 

 Wasserproben behufs bacteriologischer Untersuchungen. 



Die Bürette (Figur 22) ist wesentlich zu massenhaften genauen 

 Dosirungen der Verdünnungen u. a. hei bacteriologischen Wasser- 

 untersuchungen bestimmt und vereinfacht um ein Bedeiitendes die 

 ganze Untersuchung, namentlicli wenn sie in Verbindung mit meinem 

 oben beschriebenen Kolben zur Kährmittelentnahme, meinen Doppel- 

 schalen , sowie dem Cylinder mit sterilem 

 Wasser in Verbindung gebracht wird. Für 

 einzelne laufende Wasseruntersuchungen da- 

 gegen ist sie nicht zu verwenden. 



Die Bürette (Figur 22) wird oben, bei 

 a, durch einen Zweiwegehahn geschlossen. 

 Bei der einen Hahnstellung fliesst das von 

 unten nach oben steigende Wasser aus dem 

 Ende des Hahns b heraus in ein unter- 

 gestelltes Glas, bei der anderen um 90^ ge- 

 wendeten Stellung steigt es dagegen nach f. 

 Zwischen beiden Stellungen ist der Hahn 

 geschlossen. Führt man also auf irgend 

 eine Weise steriles AVasser durch den Hahn / 

 in die Bürette von unten nach oben , so 

 wird dasselbe steigen (bei geschlossenem 

 Hahn d) , und bei einer gewissen Stellung 

 von Hahn a aus demselben aus b heraus- 

 tliessen , bei einer anderen aus c , bei der 

 Zwischenstellung aber wird es ganz stehen 

 bleiben. Schliesst man nun Hahn /", ver- 

 bindet Hahn a mit c (der Aussenluft) und öffnet f/, so wird sofort 

 das Wasser aus dem unteren Ende der Bürette so lange heraus- 

 fliessen, als man den Hahn d offen hält. Da nun aber der 0- Strich 

 der Theilung der in Cubikcentimeter und Zehntel- Cubikcentiraeter 

 getheilten Röhre am Hahn a beginnt, so hat man es in seiner vollen 

 Gewalt, soviel cc abzulassen, als man gerade braucht. Von bis 

 zur Kugel sind etwa o cc, vom unteren Rande der Kugel beginnt 

 wieder etwa 94, und unweit der Seitenröhre mit dem Hahn /'ist 

 der Theilstrich 100 cc angebracht. Auf diese Weise kann man 

 bloss durch entsprechende Hahnstellung bei a automatisch und ohne 



26 cm 



2Tcm< 



5cin.< 



22. 



