﻿XVI, 2. Heydenreich: Neuerungen in der bacteriologiscben Technik. 169 



jeglichen Aufwand von Aufmerksamkeit immer genau von demselben 

 0-8triche das sterile Wasser in untergestellte Gefässe fliessen lassen, 

 und man liat nur die Mühe und muss blos aufpassen, dass Hahn d 

 in dem ^Momente geschlossen werde, wenn das fallende Wasser den 

 gewünschten Strich in der Bürette unten erreicht hat. 



Man kann also immer bequem z. B. 99 cc sterilen Wassers 

 herauslassen, wenn die Mischung mit der zu untersuchenden AYasser- 

 probe ^/jQQ betragen soll, also zu den 99 cc 1 cc der Wasserprobe 



23. 



kommt. Will man ^/.q mischen, so lässt man 98 cc ausfliessen und 

 fügt später 2 cc aus der Wasserprobe hinzu, braucht man ^/g^, so 

 entnimmt man 96*7 cc sterilen Wassers und fügt später 3'3 cc aus 

 der Probe hinzu, bei ^/„^ mischt man 95 cc mit 5 cc der Probe etc. 

 Dann wird jedesmal das Endresultat, die Zahl der Colouien mit 100, 

 .')0, 30, 20 zu multipliciren sein. Geringere als '/.iQ-Verdünnuugen 

 kommen für gewöhnlich nicht vor. Dieses ist das Princip der Bürette. 

 Will man nun steriles Wasser in die Bürette einleiten, so stellt 

 man den Cylinder aus Figur 11 auf einen Schemel (Figur 23^) 

 und verbindet dessen Hahn / mit der Bürette bei f. 



