﻿17() lleydenreich: Neuerungen in dcv bacteriologischen Technik. XVI, 2. 



Selbstverständlich müssen sowohl die Bürette als das Ouinnii- 

 rohr vorher gut sterilisirt sein. Das könnte man durch Einsetzen 

 derselben in den PAPix'schen Topf während einer halben Stunde 

 bei 120° bis 130 ** C erreiclien. Da jedoch die Bürette viele zu- 

 sammengesetzte Löthstellen enthält, so würde sie leicht springen, 

 wenn sie nicht aus Jenaer Normalglas gefertigt ist ; daher ist es zweck- 

 dienlicher, dieselbe :;- bis 4nial mit sterilem Wasser zu durchspülen. 

 Vorher ist sie mit einprocentiger kochender Sodalösung ausgespült 

 worden, das Gummirohr .wurde in derselben Lösung etwa 5 Minuten 

 laug gekocht. Obgleich das genügt, ist es doch immer nothwendig, 

 vor der Arbeit eine Controliplatte zu giesseu, aus etwa 1 cc sterilem 

 "Wasser, das aus dem unteren Ende bei d (Abwischen mit sterilem 

 Papier, Abbrennen mit der Flamme) entnommen wird. Auch in der 

 Mitte der Arbeit und am Ende ist je O'ö bis 1 cc zur ControUe 

 zu entnehmen. 



Nun wird unter die Bürette (Figur 23) eine von den zahlreichen 

 (je nach der Zahl der Wasserproben), sterilen Stöpseltlaschen zu 

 je 180 bis 250 cc gestellt, und in dieselben z. B. 99 cc Wasser 

 eingelassen. Zu diesem Zweck wird vorher Hahn e so gestellt, dass 

 er nach g hin coramunicirt. Man ötfnet, bei geschlossenem d, Hahn f 

 und lässt, da Hahn i des Cylinders A offen ist, steriles Wasser aus 

 dem Cylinder in die Bürette bis hinauf in den Hahn e fliessen, so 

 dass etwas aus dem Gummirohr nach // hin ausströmt. Jetzt schliesst 

 man /", dann dreht man c, so dass er mit e communicirt, und nun 

 erst kann man nach Oetfnen von d, das Wasser, also die 99 cc, direct 

 in die untergestellte Flasche fliessen lassen. Hierauf wird d ge- 

 schlossen, der Glasstöpsel auf die Flasche gesetzt und diese bei 

 Seite gestellt. 



Die zweite Flasche wird genau ebenso beschickt wie die erste etc. 



Dann beginnt der zweite wichtigste Theil der Arbeit, das Be- 

 schicken dieser sterilen 99 cc Wasser mit Bruchtheilen der Bacterien- 

 haltenden Wasserproben. Denn wenn auch, gesetzt den Fall, einige 

 Keime in die 99 cc sterilen Wassers Avährend der Arbeit gefallen 

 wären, so hätte das noch sehr wenig zu bedeuten, da es zum min- 

 desten sehr unwahrscheinlich erschiene, dass dieselben bei der schliess- 

 lichen Zählung überhaupt in die Doppelschale gekommen sind. Ent- 

 nimmt man aljer nur einen kleinen Bruchtheil mehr oder weniger 

 von der Wasserprobe selbst, so wird der Fehler sofort um lOOmal 

 vergrösscrt ; ist die Verdünnung O'OOl , so wird der Fehler gar 

 um lOOOmal grösser, und man bekommt überhaupt ganz falsche 



i 



