﻿XVI, 2. Heydenreich: Neuerungen in der bacteriologischen Technik. 171 



Vorstellungen vom Keimreiclitlinni des untersuchten "Wassers. Des- 

 halb ist die Verwendung solcher Büretten, die 0*001 und weniger 

 direct abmessen lassen/ niclit wohl für genaue Untersuchungen 

 zu empfehlen , und es ist daher unbedingt vortheilhafter , grössere 

 Mengen: 1, i* , 5 cc zu verwenden, h()chstens aber O'l cc , und 

 lieber die Verdünnungen zu wiederholen , als gleich vom Beginn an 

 kleinste Quantitäten in Arbeit zu nehmen. Der Vorschlag von Mez.- 

 direct O'ä bis 1 cc des zu untersuchenden Wassers in Gelatine aus- 

 zugiessen , wäre deshalb gewiss sehr zu empfehlen , wenn nur die 

 spätere mikroskopische Zählung diesem richtigen Priucip nicht leider 

 zu grosse Hindernisse in den Weg legte. 



Man entfernt nun die Bürette C ganz , indem man bei f das 

 Gummirolir mit einem MoHR'schen Quetschhahu zusammendrückt, und 

 setzt an deren Stelle eine geprüfte Pipette i?, bei der 1 cc in 10 Theile 

 getheilt ist und welche an einem eigenen Stativ befestigt ist. Das 

 Gummirohr wird auf das Ende des Zweiwegehahnes b gesteckt, wo- 

 bei natürlich dieser Hahn so gestellt sein muss, dass er den Zutritt 

 des Wasser in die Pipette abschliesst. Die Pipette ist an zwei Stellen 

 von den Klemmen gefasst, damit bei der Entnahme keinerlei Schwan- 

 kungen entstehen können. Sie kann der Stabilität und Bequemlich- 

 keit wegen aus einem einzigen Stücke bestehen, dem oberen U-för- 

 migen mit dem Zweiwegehahn und dem unteren der Pipette, oder, 

 Avenn diese beiden Stücke für sich bestehen, so müssen sie durch 

 einen dickwandigen Gummischlauch fest mit einander verbunden wer- 

 den, wie in der Figur. Das Ende des U-förmigen Rohres /.■ ist mit 

 einem laugen , engen , sehr dickwandigen Gummirohr verbunden, 

 welches in einen dicken, allseitig geschlosseneu Gummiball h (besser 

 einem platten) mündet, der seinerseits unter dem Tisch auf der Diele 

 Hegt und leicht mit dem Fuss zu erreichen ist. Der Ball hal)e einen 

 Inhalt von 70 bis 100 cc. 



Das untere Ende der Pipette ist sehr leicht (hauchartig) mit 

 Fett bestrichen, damit die Tropfen sich nicht an den Ausseuwänden 

 hinaufziehen, und etwas höher ist eine leicht befeuchtete Scheibe aus 

 Pappe , steifem Papier etc. {a) aufgesteckt , damit zufälliger Staub 

 nicht in die unter die Pipette gestellten Gläser gelange. 



Der Zweiwegehahn h kann, je nach seiner Stellung, l»ald mit 



^) Gabritschewski , G. , Zur Technik der bacteriologischen Unter- 

 suchungen (Centralbl. f. Bacteriol. Bd. X, 1898, Xo. 8, p. 248; vgl. diese 

 Zeltschr. Bd. VIII. 1891, p. 521) 



-) Mez, €., Mikroskopische Wasseranah'se. Berlin 1898, p. 395 ff. 



