﻿XVI. 2. Starlinger: Zur Marchi-Bebancllung-. I79 



Theilclieii in dtii l'xjileusatz bringen, so brauclit man nur das 

 Wasser im Tricliter mit einem langen Glasstab tüchtig umzurühren, 

 nachdem der erste Bodensatz in die Kammer gebracht wurde und a 

 geschlossen ist. Ist das Wasser zur Ruhe gekommen, so öftnet mau 

 ohne weiteres «, und der Bodensatz wird sich von selbst langsam 

 mit dem in der Kammer schon belindliclien absetzen und vermischen. 



Es muss jedoch bemerkt werden , dass es trotz dem Mischen 

 Wässer giebt , die immer wieder einen kleinen Theil ihrer corpus- 

 culären Elemente ;ui die Seitenwände absetzen. In diesem Falle, 

 und falls es nöthig erscheinen sollte , kann man das Aufrühren und 

 Abstreifen der Wände mehrere Male wiederholen. 



Die Maasse sind etwa folgende : Zwischen a und h = o cm, 

 zwischen h und dem unteren Ende des Rohres gleichfalls 3 cm. 

 Weite des Trichterrohres 0'6 cm. Weite des dünnen aufsteigenden 

 Rohres cdc = 0'3 bis 0'4 cm. Höhe und Weite des Trichters sind 

 verschieden, je nach den entsprechenden Erfordernissen, z. B. 1, 

 2 , 3 etc. Liter. Das Ganze ist auf einem eisernen Gestelle zu 

 fixiren. 



[Eingegangen am 10. Juni 1899.] 



Zur Marchi- Behandlung. — Ein Apparat 

 zur Zerlegung in dünne, vollkommen planparallele 



Scheiben. 



Von 

 Dr. Jos. Starliiis:er, 



Primararzt an der Niederösterr. Landes -Irrenanstalt in Wien. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Die Wiclitigkeit der technischen Hülfsmittel kommt bei keiner 

 Methode der histologischen Untersuchung sprechender zum Ausdruck 

 als bei der Methode nach Marchi und Algheri. Gerade bei ihr 

 zeigt sich so recht, was diese anscheinenden Nebensächlichkeiten zu 



leisten vermögen. 



12 = 



